Afd. A. N:o 5] Eine Messungsmethode fir Hertz'sche Wellen. 11 
meiner aus sehr dännen Platin- und Konstantandrähten beste- 
henden Thermoelementen nur 1 bis 2 Ohm  beträgt. 
Um die Proportionalität der Ausschläge zu den wirken- 
den elektromotorischen Kräften zu präfen und die Korrektio- 
nen dieser Ausschläge zu bestimmen,-wurden schwache, von 
einem Akkumulatorstrom abgezweigte Ströme durch die Gal- 
vanometer geschickt. Die Ergebnisse dieser Versuche sind in 
der folgenden Tabelle zusammengestellt: 
E. M. EK. FR Ra | Korrektion rör Korrektion 
0,5 16 mm — 3,5 mm — 
1 3 2 SEA = 
2 63 ; + 1 mm 34 5; — 
3 DNE SER NE DN — 
4 124 0, AV arte (TRE Dr 
5 1540 og 83 9 arrog mma | 
7 F280T SEG HO, St + 2 
9 272, FER ik leds dd 
10 SE = 165 abe 
14 2 = 245 ITOLA, | 
Die ersten Ausschläge des Br2ca-Galvanometers sind 
also bis zu Ausschlägen von etwa 50 mm und die des du 
Bois-Rubens'schen Galvanometers bis zu Ausschlägen von 
etwa 70 mm der elektromotorischen Kraft proportional. Der 
Unterschied in dieser Beziehung hängt damit zusammen, dass 
jenes Galvanometer in einer kleineren Entfernung von der 
Skala steht als dieses. Die Ausschläge des du Bois-Bubens'- 
schen Gralvanometers sind bei derselben E. M. K. kaum grös- 
ser als die Hälfte der des Broca'schen. 
Die thermoelektrische Integralkraft eines Resonators 
ist der vom Resonator aufgefangenen und in Joule sche 
Wärme umgesetzten Energie der auffallenden Wellen propor- 
tional, so dass die Galvanometerausschläge bei verschiedenen 
Orientierungen eines geradlinigen Resonators sich verhalten 
wie die Quadrate der auf den Resonator wirkenden Kompo- 
nenten der Amplitude der elektrischen Kraft. 
