Afd. A. N:o5] Fine Messungsmethode fir Hertz'sche Wellen. 13 
bedingt vorzuziehen. (Obwohl ein Unterbrecher der zuletzt 
genannten Art zu meiner Verfägung steht, verwende ich ihn 
gegenwärtig nicht). 
7. Der Oscillator, den ich jetzt verwende, ist von der- 
selben Art wie derjenige, den ieh in meiner Arbeit ,, Ueber 
stationäre elektrische Wellen" (Helsingfors 1901; p. 11—12) 
beschrieben habe. Nur eine geringe, praktische Verbesse- 
rung dieser Erregerform habe ich bei der Konstruktion mei- 
nes jetztigen Erregers (Fig. 4) beobachtet. 
Fig. 4. 
Die Zufährungsdrähte F, EF" verlaufen nebeneinander und 
senkrecht zu den stabförmigen Primärleitern L,L” in zwei Rin- 
nen des ziemlich langen HEbonitstabes F. Sie endigen mit 
den verschiebbaren Kugeln K,K”. Eine Glasplatte & verhindert 
das Ueberschlagen von Funken am hinteren Ende des Ebonit- 
stabes. Damit eine Unregelmässigkeit in dem Ueberspringen 
der Ladungsfunken in Folge von Oxydation nicht stattfin- 
den soll, sind sowohl die Kugeln K,K' als auch die gegen- 
äberliegenden Stellen der Primärleiter mit Platinsegmenten 
versehen. Die Primärfunken springen in Petroleum zwischen 
den Platinsegmenten P,P' äber. Die seitliche Wand des Pet- 
roleumbehälters bestand bei dem alten Erreger aus einer 
biegsamen tierischen Membran, so dass der Abstand zwischen 
den Primärleitern sich mittels einer Ebonitschraube leicht 
regulieren liess. Diese Membran blieb aber nie lange voll- 
ständig dicht, so dass es sehr oft nötig war, den Behälter 
mit Petroleum wieder nachzufällen. Es konnte dann auch 
eintreffen, dass die Primärfunken in Luft äbersprangen, 
wobei die Wand durch den Luftdruck beschädigt werden 
konnte. Während der mit diesem Erreger ausgefährten 
