14 Karl F. Lindman. [LI 
Untersuchungen brauchte ich aber nicht den Abstand der 
Primärleiter mehr zu regulieren, nachdem er einmal gut ein- 
gestellt und zwar gleich 0,6 mm war. Die biegsame Mem- 
branwand und die Regulierschraube konnten also ohne Schaden 
weggelassen werden. Der Petroleumbehälter meines jetzigen 
Erregers hat folglich einen starren Seitenwand aus Ebonit, 
während ein mit Schraubengängen versehener Deckel D den 
oberen Leiter L trägt. Um die Primärfunken von Aussen 
sichtbar zu machen, ist die Seitenwand des Ebonitkastens 
mit zwei Glasfenstern versehen. Die beiden Primärleiter 
haben einen Durchmesser von 1,5 cm und können durch auf 
sie geschraubte Zusätze beliebig verlängert werden '!). 
Zu diesem OÖsecillator gehört noch ein Stativ mit einem 
för eine beliebige Brennweite einstellbaren parabolischen 
Wellenreflektor. Dieses Stativ erlaubt dem Oscillator je nach 
Belieben eine vertikale, horizontale oder schiefe Stellung zu 
geben und kann auch ohne Reflektor benätzt werden. Zu 
dem Empfänger gehört auch ein ganz ähnliches Stativ, ob- 
wohl ich es bis jetzt sehr selten gebraucht habe. Diese Sta- 
tive sind derselben Art wie diejenigen, die ich in einer frä- 
heren Arbeit 2?) beschrieben habe. j 
Als ich den Akkumulatorstrom mittels eines an der 
Beobachtungsstelle angebrachten Stromschlässels schloss, er- 
wiesen sich die 4 Akkumulatoren, die zu meiner Verfägung 
standen, als unzureichend. Ich verkäörzte darum die Strom- 
leitung so weit wie möglich, indem ich den Akkumulator- 
Fig. 9. 
1) Dieser neue Erreger wurde schon vor 6 Jahren hergestellt, obwohl 
ich'in Ermangelung anderer Apparate keine messenden Versuche mit ihm habe 
friher ausfihren können. 
2 K. F. Lindman, Ann. d. Phys. Bd. 4, 1901, p. 621. 
