Afd. A. N:o5] Eine Messungsmethode fir Hertz'sche Wellen. 25 
schieden, bestimmt und dabei in jedem Falle den Wert 24,3 
cm fär die halbe Wellenlänge bekommen. Fremde Redflexio- 
nen können folglich keinen störenden Einfluss auf die Lage 
der Maxima und Minima ausgeöbt haben. Es geht auch 
hieraus hervor, dass die Genauigkeit der Wellenlängenbe- 
stimmung ligen die Aufnahme mehrerer Interferengkurven 
sich bedeutend steigern lässt. 
Der Abstand des ersten Maximums der Kurve II a (Fig. 6) 
vom Spiegel beträgt nur c:a 3,5 cm. Diese Verschiebung des 
ersten Maximums der elektrischen Kraft gegen den Spiegel, 
welche beim Messen der stehenden Wellen mittels eines ge- 
radlinigen Thermoresonators vorkommt, ist eine Erschei- 
nung, die ich im Jahre 1899 zuerst beobachtete. In meiner 
schon oft citierten Arbeit ,, Ueber stationäre elektrische Wel- 
len" habe ich dieselbe näher untersucht und sie als eine 
Wirkung der vom Resonator ausgestrahlten Sekundärwellen 
erklärt. Durch Vergrösserung der Dämpfung des Resonators 
gelang es mir auch diese Verschiebung aufzuheben. Die von 
einem Resonator ausgehenden Sekundärwellen bilden den 
Gegenstand einer ausföährlicheren Untersuchung, mit der ich 
gegenwärtig beschäftigt bin, und äber deren Ergebnisse ich 
hoffe bald berichten zn können. 
4. Die in Abwesenheit des Spiegels gemessene Intensi- 
tät der direkten Wellen wird in Fig. 6 durch die Kurve II b 
angegeben. Die in der Emntfernung 30 cm vom Erreger ge- 
messene Intensität ist jedoch des Raumes wegen in der Fig. 6 
nicht aufgetragen. Durch Vergleich mit der Kurve II a fin- 
det man, dass jeder Knoten der stehenden Wellen eine wirk- 
liche Schwächung der direkten Wellen bedeutet. =: Dies 
stimmt auch sowohl mit der Theorie als mit meinen frähe- 
ren Beobachtungen !) äberein, steht aber in Widerspruch mit 
Beobachtungen von Sarasin und de la RBive?). 
Ich habe fröher experimentell nachgewiesen ?), dass, 
wenn die Dimensionen eines Metallspiegels gross gegen die 
Wellenlänge sind, die darauf fallenden elektrischen Wellen 
EK CB Eondman, Ann... d. Phys, Bd. .1., 1902, p. Sak. 
?) Vel. H. Poincaré, Les Oscillations électriques, p. 274. 1894. 
3?) K. F. Lindman, Ann. d. Phys. Bd. 4, 1901, p. 634. 
