Afd. A. N:o 7]  Christiansenska apparaten för värmeledningsbestämningar. 5 
Kopparplattornas diametrar voro 12,0 cm, deras tjocklek 
5,0 cm. Sedan apparaten i öfrigt var fullt färdig blefvo de 
väl planslipade. Vid kopparplattorna 1 och 3 voro fastlödda 
hvar sin messingsring B, och B; med 2 mm. gods, af den 
konstruktion, som figuren närmare angifver. Med tillhjälp 
af gummipackning kunde de kraftigt byggda locken C, och 
C, lufttätt fästas vid ringarna medelst 12 st. skrufvar. Härvid 
hade vattenbehållarena en höjd af c. 3 cm. och en volym 
af ec. !/, liter. Till- och afloppsrören samt blandarena voro 
konstruerade såsom ofvan angifvits. Den nedre behållaren 
uppbars af 3 ställskrufvar. Afståndet mellan kopparplattorna 
kunde fixeras medelst de 3 stödena HE, hvilkas nedre plan- 
slipade ytor voro i samma plan som den öfversta koppar- 
plattans nedre planslipade yta, samt de 3 motsvarande fin- 
rörelseskrufvarna D, vid hvilka ebonitringarna F', voro fästade 
Finrörelseskrufvarna D hade en stighöjd af precis 0,5 m. m, 
och var trommeln indelad i 50 delar, och kunde sålunda med 
tillhjälp af ställbara indexar afstånden mellan kopparplattorna 
afläsas på 0,001 m. m. Närmare konstruktionsdetaljer framgå 
ur genomsnittsritningen och fotografibilden af apparaten (fig. 4). 
Genom klämskrufvarna G, kunde de båda behållarena stadigt 
fästas vid hvarandra. Klämskrufvarna äro förhindrade att 
förmedla någon värmetransport mellan de båda behållarena 
genom ett luftskikt I och ebonitringen H. I samma syfte 
äro ebonitringarna F, applicerade. I hvarje kopparplatta 
voro 2 hål på c. 3029 afstånd från hvarandra inborrade, hvilka 
gingo till c. 0,5 cm från centrum. Det ena hålet, afsedt för 
termoelement, hade en diameter af 1 m. m., det andra afsedt 
för för detta ändamål enkom tillverkade termometrar med en 
yttre reservoir-diameter af mindre än 2 m. m, hade en dia- 
meter af c. 2 m. m. Temperaturen i vatten behållarena kunde 
uppmätas medelst tvänne termometrar, hvilka voro fastkittade 
vid korta metallhylsor, som kunde fastskrufvas i behållarena. 
Hela apparaten som utfördes af Instrumentmakaren V. Falck- 
Rasmussen, Helsingfors, var ut- och invändigt förnicklad, 
med undantag af kopparplattorna. 
Vid försöken var en planslipad glasskifva af 2,5 m. m. 
tjocklek fästad mellan kopparplattorna 1 ock 2 medelst en 
blandning af vax. och colofonium. 
