Afd. A. N:o 7] Christiansenska apparaten för värmeledningsbestämningar. 13 
IV. Apparaten med blandare. 
Maj 9. 
Lödställetsi de | Öfre plattans | Nedre plattans Temperaturen i 
y RT en temperatur temperatur ANN 1 uppvärmnings- 
stånd från de- ANU MU ANräre apparaten 
ras centra cm. m. m. Ma MO (0) 
I 
2 253,1 136,7 » 1,851 16,28 
3 253,0 137,5 1,840 76,8 
+ 252,8 136,2 1,857 176,8 
0) 250,5 129,6 1,933 15,8 
De ofvan anförda resultaten visa äfven, att användandet 
af termometrar i stället för termoelement vid apparaten utan 
blandare ej är att tillråda. Temperaturerna i kopparplattorna 
förändras så pass mycket från centrum mot periferin, att de 
af termometrarna angifna medelvärdena icke angifva tempe- 
raturerna i kopparplattorna. Därtill kommer att denna för- 
ändring är olika i de olika plattorna, hvarför temperaför- 
skjutningen för de olika termometrarna blir olika, och den 
beräknade ledningsförmågan sålunda icke motsvarar tempera- 
turfallet i centrum. Vid användandet af blandare se vi, att 
sakförhållandet är helt annat blott termometerkulan är c. 1,5 
cm innanför kopparplattans sidoyta. 
Användandet af termometrar, på sätt här ofvan sagts, 
jämte termoelement är däremot af stor fördel. Härigenom 
kan man hela tiden följa med temperaturvariationerna i kop- 
parplattorna, samt omedelbart finna de absoluta temperatu- 
rerna. Äfven äro termometrarna en lämplig kontroll på ter- 
moelementen, hvarigenom resultaten blifva säkrare. 
Hvad som ännu vore af intresse att undersöka vid 
Christiansen's apparat utan blandare är, huru temperaturen 
i kopparplattorna förhåller sig på olika radier. Detta vore 
naturligtvis möjligt endast om öfverallt vore borrade hål för 
termoelementen, hvilket dock är ogörligt. Man erhåller 
likväl ett begrepp om dessa variationer, om vattenbehållarena 
vridas i förhållande till hvarandra, under det att värmemot- 
stånden äro oförändrade. Vid en sådan undersökning visade 
