Afd. A. N:o 15] Ueber die multiple Resonanz. 21 
Das von mir. gebrauchte Broca-Galvanometer hat in der That 
eine so starke Dämpfung, dass es nur sehr wenig fehlt um 
ein solches Verfahren beobachten zu können. Ich glaube je- 
doch nicht, dass ich auf diese Weise bessere Messungsergeb- 
nisse als jetzt bekommen wirde. 
Wegen der leider noch nicht beseitigten mappretichen 
Störungen des emfindlicheren, mit dem Messresonator gewöhn- 
lich verbundenen Galvanometers, habe ich es in solchen Fäl- 
len, wo die Wirkung auf den Messresonator sehr klein ist, als 
vorteilhaft gefunden, die beiden Galvanometer mit einander 
zu vertauschen, d. h. den Standardindikator mit dem empfind- 
licheren, den Messresonator dagegen mit dem unempfindliche- 
ren, aber gegen magnetische Störungen vollständig geschätzten 
Galvanometer zu verbinden. Zwar giebt der Messresonator 
jetzt noch kleinere Ausschläge als vorher, aber diese sind von 
äusseren Störungen gänzlich befreit. In anderen Fälien, wo 
der Messresonator stärker erregt wird (bei Versuchen mit grös- 
seren Wellen) ziehe ich aus verschiedenen Ursachen vor, die 
fräbere, umgekehrte Anordnung zu benätzen. 
2. Den Oscillator und die Art seiner Erregung habe ich 
im Zusammenhang mit der hier besprochenen Messungsme- 
thode schon fräöher, (1. c.) eingehend beschrieben. Wegen der 
Rolle, die der Messresonator im Folgenden spielt, gebe ich 
hier eine Beschreibung vom ihm: 
R und FH" (Fig. 2) sind zwei 16 mm lange und 1,2 mm weite 
Hohlceylinder aus dännem Kupferbleck, welche zusammen mit 
dem 'zwischen sie geschalteten Thermoelement den Sekundär- 
leiter fär die elektrischen Wellen bilden. Das Thermoelement 
besteht aus zwei 0,0208 mm dicken Drähten aus Platina!) bez. 
Constantan, welcheé zweimal um einander geschlungen und in 
den Punkten A und B an den Enden zweier isolierter Kupfer- 
drähte K, K”' (vgl. Fig. 3) gelötet sind. Ich habe fräher noch 
dännere Drähte benätzt und dadurch eine stärkere Wirkung 
bekommen. Es dauerte aber dann sehr lange, ehe das mit dem 
Resonator durch die Drähte K, K' verbundene Galvanometer 
2) Viele Forscher benätzen Eisen statt Platina, aber wegen des Rostens 
des Eisens ziehe ich Platina vor. 
