Ein empfindliches Galvanometer mit guter 



Dämpfung und kleinem Widerstande 



in den Drahtwindungen. 



Von 

 Theodor Homén. 



Fur die Messiing schwacher Thermoströme von einem 

 Kupfer-Neusilber Elemente, welches bei aktinometrischen 

 Beobachtungen benutzt wurde, ^) brauchte ich ein emp- 

 findliches Galvanometer, wo zugleich der Widerstand in der 

 Drahtleitung sehr klein wäre. Weiter war eine gute Asta- 

 sie der Nadeln nothwendig, wie auch eine starke Dämpfung. 

 Das Galvanometer wurde nun folgender Weise von einem 

 Lamonts Variometer aufgebaut, welches ich schon friiher als 

 Galvanometer mit einfacher hufeisenförmiger Nadel in dem 

 Dämpfer und zwei Drahtrollen beiderseits des letzteren 

 benutzt hatte. 



Die Construction des neuen Instrumentes ist schon 

 zum Theil in der citirten Abhandlung, beim Darlegen der 

 Resultate der erwähnten aktinometrischen Messungen, ange- 

 geben. Da indessen eine Beschreibung des Instrumentes 

 ohne Abbildungen recht schwer ist, die Anwendung eines 

 solchen Galvanometers jedoch in vielen Fallen recht nlitz- 

 lich sein känn, will ich jetzt die obige Beschreibung er- 

 weitern, wie auch zwei schematische Abbildungen des In- 

 strumentes vorlegen. 



Die Figuren 1 und 2 stellen in V2 der natiirlichen 

 Grösse zwei senkrechte Durchschnitte des Instrumentes durch 



') Homén, Der täglicJic Wärineumsatz im Boden und die Wärme- 

 strahlimg- zwischen Himmel und Erde. Acta Soc. Se. Fen. T. XXI 1896. 

 Separat bei Wilhelm Engelmann, Leipzig. 



