29 



etwa 3,0 imd 2,5 cm — wird die Wirkung des Stromes auf 

 den Magnet recht gross, der Widerstand in der Drahtleitung 

 jcdoch sehr klein. Der Widerstand in der einen Rolle nebst 

 den etwa 40 cm langen Theilen des Drachtes, welche aus 

 der Rolle herausragen, ist bei 0° C 



0,16 3 Ohm, 



in der anderen Rolle 



0,16 5 Ohm. 



Sind die Rollen neben einander gestellt, ist der Wider- 

 stand also niir 



0,082 Ohm. 



Um die erwähnten Drähte ist noch ein diinnerer Draht 

 von etwa 0,4 6 mm Durchmesser in 140 Windungen umge- 

 wunden. Der Widerstand desselben ist 



1,08 Ohm. 



Die sechs Enden der drei Windungsdrähte sind durch 

 passende Löcher in dem Messingringe C, wobei kleine Ebo- 

 nitcyhnder zur Isolation benutzt wurden, und durch den 

 Ebonitring R nach Aussen geleitet. 



Die beiden kupfernen Dämpfer (A und F) bewirken 

 eine so gute Dämpfung im Galvanometer, dass die Schwin- 

 gungen der Nadeln vollständig aperiodisch werden. Sie be- 

 wegen sich niemals liber die Gleichgewichtslage hin. 



Die Empfindlichkeit des Instrumentes ist gross, im Ver- 

 hältniss zur geringen Zahl der Drahtwindungen sehr gross, 

 und das Galvanometer also z. R. fiir Thermoströme sehr 

 geeignet. Von einem Thermoelemente aus Kupfer und Neu- 

 silber, in dem der Widerstand O.oe Ohm war, verursachte 

 der Ström bei 1° Temperaturdifferenz der Löthstellen und 

 etwa 14° Temperatur, wenn alle drei Drahtleitungen des 

 Galvanometers neben einander gestelit waren, einen Aus- 

 schlag von 



438 Skalentheilen 



