30 



ftir 2500 mm Abstand zwischen Spiegel und Skala. Die 

 beiden inneren Leitungen gaben neben einander gestelit 



1° == 372 Skalentheile 



und hintereinander gestellt 



1° = 276 Skalentheile. 



Die äussere Leitung mit dem grösseren (1,0 8 Ohm) 

 Widerstande gab, allein benutzt, 



1° = 138 Skalentheile. 



WoUen wir nun die Empfindlichkeit des Galvanome- 

 ters annähernd berechnen, so können wir nach den Unter- 

 suchungen von Wild, Avenarius und E. Becquerel ^) die elek- 

 tromotorische Kraft des Kupfer-Neusilber Elementes bei 100° 

 Temperaturdifferenz der Löthstellen gleich etwa O,ooii von 

 der eines DanielPschen Elements setzen. Setzen wir weiter 

 diese letztere Kraft gleich l,i Volt, so finden wir dem Obi- 

 gen gemäss, dass in der äusseren Drahtleitung des Galvano- 

 meters ein Ström von 



0,000011 X 1,1 ^ A 



-^ 1 — TT — — = 0,0 00010614 Ampere 



1,08 4- 0,06 ' ^ 



einen Ausschlag von 



136 Skalentheilen 



verursacht. Die Empfindhchkeit des Galvanometers ist also, 

 wenn die äussere Drahtleitung benutzt wird, fiir 2,5 m Ab- 

 stand zwischen Spiegel und Skala 



1 mm Ausschlag =:i 0,ooo ooo 078 Amp. 



') Sielie z. B. Willlner, Lehrbuch der Exp. Pliysik, vicrte Aufl. 

 IV S. 632, Leipzig 1886 und G. Wiedemann, Die Lchre Yon der Elek- 

 tricität II SS. 239 u. 240, Braunscliweiff 1894. 



