11 



Fiir alle drei Leitungen nach einander gestellt haben wir 

 1 mm Ausschlag = 0,ooo ooo 048 Amp. 



Die Empfindlichkeit des Galvanometers ist also gross, 

 obgleich die Zahl der Windungen so Mein ist. 



Wenn man einen grösseren Widerstand in der Draht- 

 leitung nicht zu vermeiden braucht, känn man, ohne dass 

 die Dimensionen der Drahtrollen zu gross werden, mit feinem 

 Drabt etwa 20,000 Windungen anbringen. Fiir 0,i 5 mm dicken 

 Draht (iibersponnen etwa 0,2 6 mm dick) z. B. wiirde eine Rolle 

 von nur etwa 2 cm Breite und 3 cm Dicke der Drahtwindungen 

 10,000 Windungen und zwei solche Rollen also die ange- 

 gebene Anzahl 20,000 enthalten. Der Widerstand in jeder 

 Rolle wiirde etwa 1,500 Ohm sein. Wenn man zugleich 

 die Länge der bifilaren Aushängefäden etwas grösser — sie 

 waren jetzt 36 cm läng — und den Abstand zwischen den- 

 selben etwas kleiner nimmt, welches allés recht gut mög- 

 lich ist, känn man also die Empfindlichkeit noch etwa 500 

 mal grösser als z. B. jetzt fiir die äussere Leitung erhalten 

 öder bis zu 



1 mm Ausschlag = O, ooo ooo ooo i6 Ampere 



fiir den oben angefiihrten Abstand (2,5 m) zwischen Spiegel 

 und Skala bringen. 



