35 



Le prisme est construit de telle maniére qu'on peut varier 

 Pangle: dans le premier cas de 25*' (Pangle abc voir fig. 2) ä 

 67'^ 30' (Pangle dec) et dans le deuxiéme cas de 67° 30' (Pangle 

 edc) ä IIO** (Pangle bac). On peut ainsi varier continuelle- 

 ment Pangle du prisme de 25" ä 110° sans vider Pappareil. 

 Par un changement convenable du prisme on peut encore 

 dépasser ces limites de la variation de Pangle. 



Le prisme P communique par un tube de caoutchouc 

 avec le réservoir R qui sert pour varier convevablement 

 la hauteur de la surface du liquide dans le prisme. En employant 

 comme liquide réfringent du sulfure de carbone il faut rem- 

 placer le réservoir R et le tube de caoutchouc par un plon- 

 geur au bout du prisme. 



Pour déterminer la dévialion minimum, Pangle du prisme 

 restant constant, il faut faire Palidade du rayon incident 

 marcher vers Paréte du prisme. En visant successivement 

 au rayon réfracté on trouve qu'il faut aussi faire Palidade 

 du viseur marcher vers Paréte jusqu'ä ce qu'on ait passé la 

 position de la déviation minimum. Passé cette position il 

 faut faire le viseur marcher vers la base du prisme, la fente 

 passant vers Paréte. 



L'appareil permet aussi de montrer la réfraction ä travers 

 les Hquides sous différents angles, la dispersion des couleurs, 

 la reflexion totale successive des rayons différement réfran- 

 gibles. En combinaison avec un prisme en verre, ce prisme 

 en liquide peut servir pour montrer Pachromatisme et la 

 théorie des spectroscopes „ä vision directe". 



