84 



Korrektion för termometrarne i trärör jämförda med dem i 

 rör af bränd lera: 



Jan, Febr. Juni. Juli. 



1,6 m djup . . . . + 0,041 + 0,"43 — 0,044 - 0/'3T 



0,8 „ „ . . . . -f 2, 34 + 1, 85 — 1, 00 -^0, 40 

 0,4 „ „ .... 4- O» 95 + I5 08 — O, 20 — O, 12 



horizontalt glasrör: 



0,4 m djup ...... -h 0.99 + 0,96 — 0,76 — 0,34 



Dessa korrektioner, gällande för reduktion mellan å& 

 olika termometersystemen, äro som synes ganska stora, och 

 tyvärr måste man antaga att korrektionerna till markens- 

 verkliga temperatur för termometrarne i trärör äro ännu 

 större. Från och med år 1881 har man äfven i Pavvlowsk 

 och S:t Petersburg i främsta rummet användt utdragster- 

 mometrar i ebonitrör, som afgjordt måste öfverträffa de of- 

 vanbeskrifna konstruktionerna och hvarom mera här nedan. 



Alla de jordtemperaturobservationer, hvarom hittills 

 varit fråga, hafva afsett den årliga temperaturvariationens i 

 marken bestämmande. Observationer gjordes derför å ter- 

 mometrarne blott en, vid mindre djup två eller högst tre 

 gånger i dygnet, med undantag af dem i Melbourne 1861 

 — 1863 samt i Pawlowsk år 1888. Då observationer natte- 

 tid ute äro ganska besvärliga, kan man delvis fatta att det 

 är förenadt med svårigheter att åtminstone för längre tid^ 

 åstadkomma dylika dygnet om fortgående observationer. Vid 

 den af Neumayer ledda expeditionen till Flagstaff nära Mel- 

 bourne (1861 — 1863) observerades dock temperaturen vid 

 jordytan hvarje, på större djup, 0,36, 0,79, 1,6 5 och 2,54 

 meter, hvarje tredje timme dygnet om. Då emellertid kor- 

 rektion icke är anbringad för olika temperatur hos termo- 

 meterkulan och kapillarröret genom de öfre jordlagren, kan 

 ur dessa observationer ingen säker utredning vinnas be- 

 träffande den dagliga temperaturvariationens fortplantning. 



