93 



Förutom den stora noggrannhet, med hvilken sålunda 

 den sökta temperaturen i marken med dessa fasta termo- 

 metrar vid ett gifvet tillfälle kan bestämmas, har den be- 

 skrifna metoden framför den med utdragningstermometrar 

 den fördelen, att observationerna kunna anställas huru ofta 

 och tätt på hvarandra följande som helst, utan att såsom 

 vid utdragningstermometrarne extra störingar i temperatur- 

 förhållandena vid instrumentet härvid inträda. 



Sommaren 1892 verkställde jag några jämförelser mellan 

 tvenne utdragningstermometrar af Wilds konstruktion och 

 tvenne af mina fast inställda termometrar, alla begagnade 

 på 40 cm djup ^). De Wild'ska termometrarne bestodo af en 

 yttre träcylinder i hvilken termometern innesluten i en koppar- 

 hylsa uppdrogs och nedsänktes medenträpistong. Träcylindern 

 inställdes vertikalt i marken med bottnen, bestående af en 

 kopparplatta, på det önskade djupet under jordytan. Innan 

 jag hade erhållit alla mina fasta termometrar, hade dessa 

 Wildska utdragningstermometrar begagnats vid observatio- 

 nerna. Särskildt derigenom att kopparhylsan kring termo- 

 metern är ganska lång, i den ena (n:r 407) 43,6 cm, i den 

 andra (n:r 239) 50 cm lång fruktade jag en störande värme- 

 ledning i vertikal riktning och anställde derför, sedan jag 

 erhållit flere reservtermometrar, den omnämnda jämförelsen, 

 dervid under sex dygn i slutet af Augusti och början af Sep- 

 tember samtidiga observationer anställdes å de ohka termo- 

 metrarne. Wilds termometer n:r 407, afsedd for 40 cm 

 djup, var utställd på en öppen sandmo. Då den andra, n.T 

 239, egentligen var afsedd för 80 cm, ehuru vid mina försök 

 inställd med bottenplattan på 40 cm djup, må vi kanske 

 lemna den ur räkningen vid denna jämförelse. 



Utdragningstermometern på mon visade vid dessa jäm- 

 förelser på eftermiddagen och mot aftonen af klara soliga 

 dagar 0,°4 ä 0,*'50 högre än den fasta, på morgnarna åter 

 något lägre än den fasta. Då felet vid den fasta termo- 

 meterns angifvelser högst kunnat stiga till några hundradc- 

 delsgrader, finner man således felet hos utdragningstermo- 

 metern mycket stort, större än själfva amplituden på detta djup. 



^) Homén, ,,Boclenphysikaliscbe etc." sid. JG — 18. 



