107 



årsamplituden för termometern i trärör på 3,2 meters djup 

 i den råa kärrmossen som nämndt är omkring 



0,«9, 



så är den för termometern i järnrör på samma plats och 

 djup omkring 



1,»8. 



För större djup är dock temperaturdifferensen moUan 

 olika jordlager så liten, att felet som förorsakas af den bättre 

 värmeledningen i järnröret än i marken sjelf äfvenledes 

 blifver mycket litet. På kärret t. ex. kunde kanske ännu 

 vid termometern på 6,0 meters djup märkas en årsampli- 

 tud af 



0,oi ä 0,«2, 



men redan här skymmes den temligen af de aperiodiska 

 från år till år skeende temperaturändringarna i marken. 

 Detta är fullständigt fallet på 9, o och 12, o meters djup. De 

 aperiodiska temperaturändringarna på dessa stora djup äro 

 för öfrigt större och hastigare än hvad man kan antaga att 

 den normala fortplantningen nedåt af temperaturförändrin- 

 garna vid jordytan kunde förorsaka. Dessa intressanta tem- 

 peraturförändringar, ofta skeende temligen samtidigt på 6, 

 9 och 12 meters djup i kärret, måtte bero på rörelser 

 och omsättning uti -grundvattnet. 



Beträffande åter sjelfva termometrarne och deras till- 

 förlitlighet synas mig dessa försök visa att man, trots den 

 störande värmeledningen som observeras på smärre djup, 

 temligen väl på stora djup kan använda termometrar i järn- 

 rör, hvilket är ganska lyckhgt då det blefve jämförelsevis 

 svårt att använda alltför långa rör af trä eller ebonit. 



