2 A-G. THEORELL, 
ques. L'enregistrement est assez facile avec ces derniers, soit que l'on em- 
ploie pour thermomètre, avec M. WILD, un ressort en spirale composé de 
deux métaux, ou, comme M. SECCHI et d'autres, un simple fil de métal. 
On doit toutefois objecter contre l'appareil de WILD en particulier, qu'il est 
d'une application difficile dans un climat rigoureux, ses parties les plus sen- 
sibles paraissant être trop peu protégées, vu que la boite où se trouve 
l'appareil communique avec l'air extérieur par une fente assez grande. Con- 
tre l'emploi des thermomètres métalliques en général pour les observations 
météorologiques, on a objecté avec raison que leur température ne dépend pas 
uniquement de la température de l'air, comme c'est au plus près le cas des 
thermomètres à mercure, mais encore de la chaleur rayonnante à laquelle ils 
peuvent être exposés. Il est au surplus impossible de se servir d'un thermomé- 
tre métallique pour la psychrométrie. Pour ces diverses raisons, on a consi- 
déré comme un desideratum de pouvoir, dans les appareils enregistreurs, faire 
usage de thermométres ordinaires à mercure, et, outre la méthode photogra- 
phique mentionnée ci-dessus, on a proposé deux moyens de parvenir au but. 
Le premier, c'est de suspendre le thermomètre sur des tranchants comme 
une balance ordinaire, son inclinaison, par suite du déplacement du centre de 
gravité d'aprés les variations de la colonne de mercure, devant servir à la dé- 
termination de la température. Cette méthode présente, comme on l'a re- 
marqué, de fortes objections: 1:0, elle ne peut étre employée que dans 
un climat trés-doux, car tout le mécanisme est en dehors, exposé de la 
sorte à des influences défavorables à sa durée; 2:0, elle ne peut s'appli- 
quer à la psychrométrie, vu que lon me peut maintenir continuellement 
le méme degré d'humidité sur la boule, dont la moindre différence à cet 
égard doit nécessairement modifier la pesanteur. Le second projet est 
celui d'employer, pour l'enregistrement, des courants électriques établis par 
le contact entre le mercure du thermomètre et un fil d'acier ou de platine 
descendant dans le tube. 
Le premier qui ait cherché à réaliser cette idée, est M. WHEATSTONE, 
lequel parait toutefois s'étre arrété à un projet détaillé de construetion, 
qui n'a jamais été exécuté. D'après ce projet, les fils de platine des- 
cendant dans les tubes des thermométres, sont, entre les observations, 
plongés en partie dans le mercure, et c'est l'interruption du courant, lorsque 
le fil est retiré, qui produit l'enregistrement. 
Un enregistrement thermométrique de cette espèce, qui a été vrai- 
ment mis en pratique, est celui du P. SEccur de Rome. Ce savant phy- 
sicien se sert de fils de platine. A chaque observation, le fil de platine 
parcourt le tube dans toute sa longueur, descendant dans le mercure et en 
