METEOROGRAPHE ENREGISTREUR. 3 
resortant ensuite, l'interruption et l'établissement du courant servant également 
à enregistrer. . 
Si, dans ees appareils, on réussit, par l'emploi de courants trés-faibles, 
à empécher la formation d'étincelles dans le mereure du thermométre, avec 
les inconvénients qui en résultent, il en reste cependant d'autres indubita- 
blement fort nuisibles à l'exactitude des observations. Il doit être, par 
exemple, impossible, pendant ce mouvement alternatif et répété du fil re- 
montant et descendant à travers la colonne de mercure d'empécher, que des 
gouttes de ce métal ne se fixent au fil ou aux parois du tube. Il se produit dela 
sorte, dans les variations de la colonne de mercure, un élément qui n'a aucune 
relation avec les variations de la température. Ensuite, la boule du thermo- 
métre doit nécessairement revétir des dimensions énormes, du moins avec 
lemploi de degrés d'une longueur ordinaire, le tube exigeant une capacité 
considérable pour que le fil n'expulse aucune partie du mercure, tout en 
étant assez épais pour avoir la stabilité nécessaire. Ce qui rend probable 
que ces circonstances donnent effectivement des indications peu süres, c'est 
que, dans les déterminations de la température, M. SECCHI n'a pas osé se 
confier à cette méthode, mais qu'il a eu recours au thermomètre métallique. Ce 
thermométre métallique de SECCHI enregistre sans doate sa température propre 
avec une exaetitude trés-grande, mais nous venons de voir quil faut se défier 
de lidentité de cette derniére avec la température de l'air. Pour ce qui con- 
cerne les observations psychrométriques, auxquelles M. SECCHI a appliqué la 
méthode indiquée plus haut, elles présupposent souvent, méme pour un 
faible degré dexactitude dans la détermination de l'humidité de l'air, l'ob- 
servation de différences si petites, quelles sont probablement inférieures 
aux erreurs d'observation du météorographe de SEccHI. C'est du moins le 
cas dans les climats plus froids, ot lon a, en hiver, les différences les 
plus minimes à apprécier. Aussi, dans ces régions, le psychrométre de 
SECCHI doit-il étre complétement inapplicable. 
DESCRIPTION DU MÉTÉOROGRAPHE. 
Au printemps de 1864, je fus chargé par M. le professeur EDLUND, 
de l'Académie Royale des Sciences de Stockholm, de construire, pour le 
compte de l'Académie, un appareil enregistreur pour les observations ther- 
mométriques et barométriques, construit sur les mémes bases que celui de 
WHEATSTONE, mais avec la modification que l'établissement du courant, et 
