METEOROGRAPHE ENREGISTREUR. 5 
ment l'appréeiation de 20""* de degré, mais sont aussi parfaitement sûrs 
dans cette limite. 
Comme je l'ai signalé plus haut, ces appareils sont destinés aux 
observations thermométriques, psychrométriques et barométriques. Les plan- 
ches sont faites d'aprés des photographies. La fig. IV donne l'appareil 
dans son ensemble, les figures I, II et III reproduisent des parties diverses 
et différents côtés de la partie qui est dans l'intérieur de l'édifice. L'é- 
chelle de la fig. IV est d'environ ?/, de la grandeur naturelle. 
La notation des observations s'effectue par des électro-aimants, un 
pour ehaque instrument, aux armatures desquels sont fixés des poingons d'acier 
imprimant des marques sur un papier; le courant électrique qui produit 
laimantation, s'établit par la mise en contact d'un fil d'acier avec le mer- 
eure de linstrument qui doit être observé. Après avoir atteint le mer- 
eure, le fil d'acier s'arrête pour remonter ensuite, mais seulement après 
que le courant a été interrompu à un autre point du conduit, à l'effet de 
prévenir des étincelles dans le mercure de linstrument. L'électro-aimant 
est placé dans une communication telle avec le fil d'acier, que sa position, 
lorsquil imprime sa marque, dépend de la hauteur de la colonne de mer- 
eure dans l'instrument; on peut, de la sorte, déterminer la variation de 
l'instrument par la position relative des marques. De chacun des trois in- 
struments, une observation est fournie toutes les 10 minutes, (toutes les 15 
minutes dans l'exemplaire de Copenhague). 
Les tubes des thermométres dont je fais usage, sont, afin de rendre 
possibles les mouvements du fil d'acier, ouverts et cylindriques, et d'un 
calibre suffisamment grand pour que les fils puissent se mouvoir facilement, 
tout en étant d'une épaisseur qui leur donne la stabilité nécessaire. Chaque 
degré de thermométre ayant une longueur d'environ trois millimétres, les 
boules doivent nécessairement présenter un volume peu ordinaire. Mais 
comme la forme des boules est celle d'un cylindre assez allongé, ces ther- 
momètres ont toutefois, comparés avec ceux employés à l'Observatoire 
d'Upsal, suivi, sans différence sensible, les variations de ces derniers 
méme quand la température de l'air variait le plus. Ils sont au reste de 
la construction actuellement la plus commune, avec un tube extérieur 
soudé à la boule et enfermant l'échelle et le tube du thermomètre. La fig. 
VI les représente sur une échelle mesurant un peu plus du tiers de la gran- 
deur naturelle. 
La circonstance que les thermométres sont ouverts, amène la néces- 
sité de les protéger soigneusement contre la poussiere et les influences 
