6 A.-G. THEORELL, 
extérieures de nature à exercer une action facheuse sur le mercure. Il faut, 
pour cette raison, les soustraire autant que possible à l'humidité et à l'aeide 
carbonique de l'air. Ces précautions sont tout aussi nécessaires à l'égard 
du fil d'acier, qui doit conserver sa surface métallique pour la netteté du 
contact galvanique. La possibilité du mouvement libre du fil dans le tube 
du thermomètre, exige également l'absence de toute humidité, du moins 
dans la saison froide, l'humidité pouvant immobiliser le fil par la congé- 
lation. Ces considérations m'ont fait adopter la construction suivante. 
Les thermomètres sont, à leur extrémité supérieure, enfermés dans une 
armoire de zinc, dont on a pu rendre la fermeture si hermétique, qu'elle 
résiste à plusieurs millimètres de pression. On introduit dans l'armoire 
des assiettes de verre contenant du chlorure de calcium et de la potasse eau- 
stique, purifiant complètement l'air intérieur d'humidité et d'acide earboni- 
que. Par ce moyen, les fils d’acier sont parfaitement protégés contre 
la rouille, de même que le mercure des thermomètres contre la poussière et 
l'humidité. 
Dans l'appareil de Copenhague, l'armoire de zinc signalée ci-dessus, est, 
comme lindique le dessin (JD, fig. IV), destinée à étre vissée à la muraille 
de la maison où l'appareil est installé. Les thermomètres sont enchässes 
environ à p, de sorte que les tubes descendent dans le prolongement vertieal 
G, et que les boules se trouvent en dedans de la jalousie en tôle Æ. Elles 
sont, par ce moyen, protégées contre la pluie et la neige, tout en étant 
plaeées assez librement pour que lair qui les entoure ne devienne pas 
stagnant. Pour la lecture des thermométres, un petit guichet est pratiqué 
au côté antérieur du prolongement G. Naturellement, l'armoire doit être 
placée au côté nord de la maison, et être en outre protégée par des écrans 
ou des jalousies contre le soleil du matin et le soleil du soir. Tout le 
reste de l'appareil se trouve dans l’intérieur de Ja maison; il est en outre 
complètement couvert d'une cage en verre, et protégé de la sorte contre 
la poussière et l'humidité. Il est placé sur une plaque de fonte 7, tres- 
solide, reposant sur trois vis calantes et destinée à être placée sur un piédestal 
en briques de manière à être protégée contre toute secousse. Cette plaque 
sert de support à la cage en verre signalée tout à l'heure. 
Le baromètre (F, fig. IV) est un baromètre à siphon de la con- 
struction ordinaire, et le fil d'acier qui lui appartient, descend dans l'extré- 
mité inférieure et ouverte du tube. Le barométre est, de méme que les 
thermométres, muni de fils de platine soudés dans le verre, destinés à 
provoquer le contact entre le mercure et l'un des póles de la pile élec- 
