METEOROGRAPHE ENREGISTREUR. 7 
trique. L'autre pôle se trouve, lors des observations, en contact avec le fil d’a- 
cier. Une seule et même pile sert aux trois instruments. 
Le papier sur lequel les électro-aimants impriment leurs marques, 
est tendu sur un cylindre vertical en zine A (ff. III et IV), recouvert de 
drap. Le long de ce cylindre, les électro-aimants (désignés sur la fig. III 
par 1, 2 et 3) sont verticalement mobiles sur des guides de fil d'acier, 
tendus sur un cadre A. Le cylindre est mis en mouvement par une horloge 
(f£ IL et IV), de telle sorte que chaque observation vient s'enregistrer à une di- 
stance d'environ 3 millimètres de la précédente. C'est ainsi que les observa- 
tions s'inscrivent pendant 24 heures sur le méme papier. On doit done 
changer de papier toutes les 24 heures, et pour cet effet, l'instrument 
est muni d'un cylindre de rechange. 
Les électro-aimants qui appartiennent aux thermomètres, communi- 
quent avec les fils d'acier descendant dans ces derniers, au moyen des deux 
leviers m et » (fig. IV), lesquels se meuvent dans des coussinets horizontaux 
hermétiques, dans la paroi postérieure de l'armoire D. Au bout de chacun 
de ces leviers entrant dans l'armoire, est suspendu le support auquel est 
fixé le fil d'acier; la suspension a lieu au moyen d'une pointe fixée sur le sup- 
port, et reposant sur une autre pointe horizontale au bout du levier, placée per- 
pendiculairement à la premiére et à l'axe longitudinal du levier. (La fig. V 
montre cet arrangement de deux côtés; a est le support, à le fil d'acier, c 
lextrémité du levier, et e une partie du conduit galvanique). La pesanteur 
du support fait descendre cette extrémité du levier, et l'autre s'appuie contre 
l'électro-aimant de telle facon qu'une pointe horizontale parfaitement identique 
à celle placée de lautre cóté, repose perpendiculairement contre une seconde 
pointe fixée à l'électro-aimant (Voir fig. IV). Les pointes de chacun de 
ces systémes étant toujours appuyées l'une contre l'autre, le levier, et avec 
lui le fil d'acier, doit naturellement entrer en mouvement dès que l'électro- 
aimant se meut. Les supports des fils d'acier passent, comme ceux des 
électro-aimants, entre des guides de fil d'acier verticaux, tendus sur un 
chassis. Or, comme l'électro-aimant et le support ne peuvent avoir qu'un 
mouvement vertical, et que les bras de levier sont égaux et sur la méme 
ligne droite, quand l’eleetro-aimant se meut de bas en haut, le fil d'acier 
se meut d'une égale quantité de haut en bas et vice-versa. 
La communication entre le fil d'acier qui descend dans le tube du 
baromètre et l'électro-aimant qui lui appartient, s'opère à peu prés de la 
méme maniére. La principale différence est que les bras de levier se trou- 
vent ici dans des rapports tels, que le mouvement de l'électro-aimant est quatre 
fois plus grand que celui du fil d'acier, et que tous les deux se meuvent daus 
