8 A.-G. THEORELL, 
la méme direction. Des mesures spéciales de précaution ont été prises en 
outre dans la construction de ce levier, afin de maintenir avec la plus grande 
précision possible le rapport susdit entre les mouvements de l'électro-aimant 
et ceux du fil d'acier dans les diverses positions du levier, une exactitude 
encore plus grande étant iei nécessaire que dans les observations thermo- 
métriques. (Ce levier est désigné par & dans la fig. IV. On y voit aussi 
le support du fil d'acier.) 
Dans l'intervalle des observations, l'extrémité inférieure du fil d'acier 
de chaque instrument se trouve toujours à une certaine distance au-dessus 
du mereure et les observations ont lieu par la mise en mouvement de 
l'électro-aimant toutes les 10 minutes: le fil d'acier descend dans le tube jusqu'à 
ce quil atteigne le mercure, ce qui provoque l'établissement du courant 
électrique. Le résultat en est que ce mouvement cesse et que l'électro-ai- 
mant imprime sa marque sur le papier. Le courant est immédiatement in- 
terrompu et lélectro-aimant se retire à une distance fixe. Aprés l'observa- 
tion, l'extrémité inférieure du fil d'acier se retrouve par conséquent au-dessus 
du mercure et cela toujours de la méme distance indépendamment de la hau- 
teur du mercure. Pour le fil d’acier du baromètre, cette distance répond à 
une variation de l'instrument d'environ 6 millimètres, et à 4 degrés à peu 
prés pour ceux des thermométres. Le fil conserve jusqu'à l'observation 
suivante la position prise par lui. 
Les fils d'acier appartenant aux thermométres, se mouvant toujours, 
comme nous lavons vu, de la méme quantité que les électro-aimants corres- 
pondants, la différence de hauteur entre deux marques imprimées sur le 
papier par lun de ces électro-aimants, doit donc toujours être égale 
à la différence de hauteur du mercure du thermomètre au moment où les 
marques furent faites. Il suffit done de connaître le degré de temperature 
au moment d'une observation quelconque, pour le pouvoir déterminer en- 
suite à ceux de toutes les autres. On se sert à cet effet d'une régle 
sur laquelle est graduée l'échelle thermométrique. Quand l'appareil a 
été en mouvement pendant 24 heures, on enléve le cylindre que l'on 
place sur un chevalet destiné à cet usage; on fixe la régle entre deux 
vis calantes, de sorte que son limbe gradué s'appuie contre le cylindre, et 
on l'agence de manière que la première marque par exemple du cylindre 
coincide avec le degré de l'échelle constaté au moment où la première ob- 
servation fut marquée. Comme l'on a noté le temps de cette premiére 
observation, on connaît immédiatement le temps de chacune des observations 
suivantes. On tourne le cylindre et on lit sur l'échelle chaeune des marques 
subséquentes. L’échelle est graduée en 5""*5 de degré, et lon peut, avec 
