8 



Harald Lunclund. 



(LIV 



parallele Platte e aus Glas öder Quarz. Dabei teilt sich das 

 Licht; ein Teil wird reflektiert und geht zu dem, vermittels 

 einer Mikrometerschraube beweglichen Spiegel f, wird dort 

 zuriickgeworfen, geht durch die Platte e und gelangt ins 

 Fernrohr h. Der andere Teil geht durch die Platte e und 

 wird an einem ebenen Spiegel g, sowie nachher an e in das 

 Fernrohr h hineinreflektiert, Weil die Platte e an der 

 rechten (in der Figur) Seite versilbert ist, und die Ke- 

 flexionen also da stattfinden, wird in den Weg der anderen, 

 nach dem Spiegel f gehenden Strahlen eine gleich dicke, zu 

 e parallele Platte gestelit, um die Licht wege im Glase äqui- 

 valent zu machen. Sind die Strahlenwege genau gleich, so er- 

 hält man im weissen Lichte Interferenzerscheinungen. Bei 



Fig. 2. 



Verwendung von einfarbigem Licht können, sogar bei Gang- 

 unterschieden von mehr als einer hallien Million Wellen, In- 

 terferenzen auftreten. 



Bei der Benntzung wird das Interferometer so eingestellt, 

 dass die Interferenzstreifen kreisförmig sind und nachher der 

 Gangunterschied durch Drehen der Mikrometerschraube nm 

 einen bestimmten Betrag, z. B. um ein halbes Millimeter, ver- 

 grössert. Jedesmal wird die Helligkeit geschätzt und die Wer- 

 te clerselben als Ordmaten, die entsprechenden Gangunter- 

 schiede als Abszissen in ein Koordinatensystem aufgetragen. 

 Durch Analyse der auf diese Weise bestimmten Helligkeits- 

 kurven mittels eines von Mic helson konstruierten Appa- 

 rates, des s. g; harmonischen Analysators, liess sich die 

 Struktur der betreffenden Spektrallinie ermitteln. 



Als Beispiel sei in Fig. 2 b die Helligkeitsknrve der 

 roten Wasserstofilinie {l 6 563 A. E., 1 Å. E. = 10 s cm) 



