10 



Harald Lunelund. 



(LIV 



von seiten des Spektrums dritter Ordnung stattfindet, kom- 

 men bei dem Stufengitter Ordnungszahlen von 10 000 vor, 

 und bei dem Plattengitter sind die Gangunterscliiede manch- 

 mal noch grösser. 



Das Stnfengitter von Michelson. 



Beim Michelson schen Stufengitter wird die ver- 

 schiedene Geschwindigkeit der Lichtstrahlen in Luft und 

 Glas zum Hervorbringen beträchtlicher Gangunterschiede 

 benutzt. Eine Anzahl (20 — 35) planparalleler Glasplatten 



von genan gleicher Dicke ist 



auf ein änder geschichtet. Jede 



folgende Platte ist um densel- 



ben Betrag kiirzer als die vor- 



— -* hergehende, wodurch eine Art 



--* Treppe mit gleichen Stufen 



entsteht, daher der deutsche 



Name Stufengitter. Von M i- 



c h e 1 s o n wurde der Apparat 



Echelonspektroskop öder Echelon genannt. 



Bedeutet u den Brechungsindex des Stufenglases, t die 

 Dicke der Plätten und beobachtet man unter dem Beugungs- 

 vinkel /?, so ergiebt sich fiir die Wellenlängendifferenz 

 zweier Limen 



r--:&*?-~ 



Fifi. 4. 



dl = 



i[(v>-iY 





de 

 ~de 



V 



t[(fj,— l)—X 



dfj, 



dl 



l ist die Wellenlänge, dö die Winkeltrennung zweier 

 benachbarter Ordnungen und p eine beliebige positive öder 

 negative ganze Zahl. Im allgemeinen ist p = 0. Dann er- 

 hält man, wenn man dö = de x setzt, dl mnXt d. h. die Entfer- 

 nung zweier benachbarter Ordnungen. Da ti mit wachsen- 



dfj, 



dem k bei den durchsichtigen Körpern abnimmt, ist 



dl 



