A N:o 8) Untersuchungen auf d. Gebiete der Spektrallinienstruktur. K5 



meidung dieses Ubelstandes hat G m e 1 i n 43 ) vor das Hilfs- 

 spektroskop eine beiderseitig halbversilberte planparallele 

 Platte gestellt. Durcli mehrfache Reflexion in demselben 

 entstehen die bekannten Haidinge r-M a s c a r t schen 

 Ringe, die dnrch eine Linse anf den Spalt des Spektrosko- 

 pes konzentriert werden. Im Oknlar des Stufengitters sieht 

 man dann ein System Interferenzpunkte, und ans der Lage 

 derselben känn man iiber die richtigen Werte der Wellenlän- 

 gendifferenzen dl gegeniiber der Hanptlinie entscheiden. 



Die besten Stnfengitter liefert gegenwärtig der Optiker 

 A. H i 1 g e r in London. 



Der Apparat von Perot und Fabry. 



Während beim Stnfengitter die Gangnnterschiede durch 

 die verschiedenen Wege in Luft und Glas bedingt werden, 

 so wird beim P e r o t-F a b r y schen 14 ) Interferometer der 

 Gangunterschied rein geometrisch gesteigert. 



Bei demselben gelangen nämlich die an einer beider- 

 seitig schwach versilberten Glas- . 



platte öder an einer zwischen j 



zwei planparallelen Glasplatten liegen- 

 den Luftschicht im durch gehen den 

 Lichte auftretenden Interferenzen glei- 

 cher Neigung zur Anwendung. Die Be- 

 nutzung der »versilberten Luftplatte» 

 ist insofern vorteilhafter, als die Dicke 

 derselben mittels einer Mikrometer- 

 schraube beliebig verändert werden 

 känn. Den Gäng der Lichtstrahlen im 

 Apparate zeigt Fig. 5. 



In einem auf unendlich eingestell- 

 ten Fernrohre sieht man ein System \\; 



Interferenzringe, welche sich durch i 



eine steife Intensitätsverteilung aus- /,"} 



zeichnen. Fig. 





