14 Harald Lunelund. (LIV 



Lässt man durcli den Apparat inhoinogenes Licht, z. B. 

 gelbes Natriumlicht (das bekanntlich aus zwei Wellenlängen 

 besteht) hindurchgehen, so erhält man zwei Kingsysteme. Bei 

 dem in diesem Falle kleinen relativen Wellenlängenunter- 



schiede -~ * — = —— fallen die ersten beiden Kinge 



i i 1000 



znsammen, bei den Kingen höherer Ordnungen sieht man 

 dagegen deutlich die Verdoppelung, besonders wenn man 

 die Schicbtdicke vergrössert. Im allgemeinen känn man, 

 wenn man zur n:ten Frånse geht, noch Linien trennen, deren 



relativer Gangunterschied ■=— ist. Wenn die Dicke der Luft- 



bn 



scbicht z. B. 5 cm ist, so hat n den Wert 200 000 (fur l = 5 000) 



V 2 



und — = 1 000 000, dt also 0,oos Å. E. 



Da die Intensitäten der interferierenden Strahlen durcli 

 das Eeflexionsvermögen der versilberten Flächen bestimmt 

 werden, lässt sich das Auflösungsvermögen niclit allgemein 

 bereclmen. 



Pe rot und Fabry liaben, ausser zur Untersuchung 

 der Linienstruktur, ihren Apparat auch zwecks der Ver- 

 gleicliung von Wellenlängen benutzt. 



Pero t-F a b r y-Apparate lief ert ausser H i 1 g e r u. a. 

 die Firma A. J o b i n, Paris. 



In diesem Zusammenhang ist auch der Doppelkeil von 

 L u m m e r 21 ) zu nennen, welcher sich von dem vorigen Ap- 

 parate hauptsächlich dadurch unterscheidet, dass statt der 

 Innenseiten die Aussenseiten der Glasplatten versilbert sind. 

 Der eine Glaskeil ist fest, der andere vermittels einer 

 Schraube beweglich, wodurch die Schichtdicke verändert 

 werden känn. Dureh einen dazwischen befindlichen Öltrop- 

 fen bilden die Innenflächen der Keile optischen Kontakt. 



