A N:o 8) Untersuchungen auf d. Gebiete der Spektrallinienstruktur. 15 



Das Plattengitter von Lummer und Gehrcke. 



Das Iuterf erenzspektroskop von L u m m e r und Gehr- 

 cke (Fig. 6) besteht aus einer einzigen planparallelen Glas- 

 platte von sehr genau gleieher Dicke. Das Licht fällt unter 

 einen Eintrittswinkel von ungefäbr 40°, also nahe dem 

 Grenzwinkel der totalen Keflexion ein, wodurcb die Strablen 

 im Inneren mehrmals obne starken Licbtverlust reflektiert 

 werden. Ein kleines recbtwinkliges Ansatzprisma gestattet 

 es bedeutenden Lichtverlust durch Reflexion beim Eintritt 

 des Strables zu vermeiden. 



VIp 



:fM. ff 



Fig. 6. 



Die Strablen treten natiirlicb beiderseitig aus der Platte 

 beraus. Um die Licbtstärke in demselben zu vergrössern, 

 känn man nacb v. Baeyer 38 ) durch Anbringen eines Me- 

 diums mit höherem Brechungsindex als dem der Luft an der 

 einen Seite der Glasplatte totale Reflexion veranlassen, also 

 den Austritt der Strablen einerseits unterdrucken. Dadurcb 

 wird nicbt nur die Licbtstärke gesteigert, sondern aucb die 

 Scbärfe der Linien erböbt. 



Da die Licbtstärke mit der Anzabl der interferierenden 

 Strahlen wäcbst, somit eine unendlicb länge Platte theore- 

 tiscb die vorteilbafteste wäre, so scblägt Gehrcke 39 ) vor 

 die Unendlichkeit durch folgenden Kunstgriff herzustellen: 



Man denke sich ein Glasparallelipiped, dessen Winkel 

 genau gleich 90° sind. Ein auf die obere horizontale Fläche 

 einfallender Lichtstrahl wird von der ersten vertikalen 

 Fläche nach unten reflektiert, von dort auf die zweite ver- 

 tikale Fläche geworfen u. s. w. Oben und unten wird jedes- 

 mal ein austretender Strahl abgespalten. 



