A N:o 13) Die Bestimmung der Kapacität des Normalkondensators. 3 



Man ersieht, dass die Ladungsmengé anfänglich mit 

 der Zeit etwas zunimmt, dass aber nach 5 Sec die maxi- 

 male Ladung praktiseh erreicht wird. 



Um die Ruckstandsbildung zu untersuehen, wurde der 

 Kondensator durch ein Trockenelement 10 Sec. geladen, 

 gleieh darauf 1 Sec. entladen, sodann 60 Sec. sich selbst 

 iiberlassen, aufs neue 1 Sec. entladen n. s. w. bis die Riick- 

 stände sebr klein wnrden, was schon nach der zweiten, um 

 so mebr nach der dritten Entladung der Fall war. Die 

 Resultate sind in der folgenden Tabelle verzeich.net: 



Die Ruckstände waren somit ziemlich klein. 



Die erste Messmethode (nach Maxwell 1 ). 



Die MaxwelTsche Methode zur Bestimmung- der abso- 

 luten Kapacität eines Kondensators griindet sich auf die 

 Messung der Elektricitätsmenge, welclie der Kondensator 

 bei einer bekannten Potentialdifferenz in sicli aufnelimen 

 känn. Zu dem Zweck verbindet man die eine Belegung 

 mit der Erde, die andere mit dem einen Pol der Batterie 

 und lässt nach vollzogener Ladung den Kondensator sich 

 durch ein Galvanometer entladen. Es sei der erste Aus- 

 schlag = e. Dieselbe Säule gebe in einem Kreis mit dem- 

 selben Galvanometer und einem gegen ihren inneren Wider- 

 stand sebr grossen Widerstand R einen stationären Ström 



*) Kohlrausch, Lehrbuch der praktischen Physik, neunte Auflage 

 1901 S. 528. 



