A X:o 13) Die Bestiraraung der Kapacität des Normalkondensators. 5 



dem die Anzahl der Messungen berucksichtigt ist, betrug 

 also 1607 .Q. 



Um einen geniigend grossen Widerstand R im Strom- 

 kreis berzustellen wurden zwei hohlcylindrische Widerstände 



von der Firma Gebriider Ruhstrat in Göttingen benntzt. 

 Der eine Widerstand von angeblicb 1000000 fl konnte in 

 zwei Teile 0—500000 ii und 500000—1000000 Q geteilt wer- 

 den. Der andere Cylinder besass einen angebliclien Wider- 

 stand von 5000000 fl, und zwar konnten zwei gleiclie Teile 

 0—2500000 .Q und 2500000—5000000 fl abgezweigt werden. 

 Die Kontrollmessungen wurden mit einém Normal widerstand, 

 einein Stöpselrbeostaten von 100000 fl ausgefubrt. Zuerst 

 wurden die beiden Teile des kleineren Widerstandes ge- 

 trenut gemessen und naebber der gesammte kleinere Wider- 

 stand zur Bestimmung der beiden Teile des grösseren 

 Widerstandes benutzt. Um den Einfluss eventueller Un- 

 genauigkeiten bei den Briicken zu eliminieren, wurden 

 mebrere versebiedene Wbeatstone'sclie Briicken verwendet 

 und ausserdem wurde bei jeder Briicke an beiden Enden 

 geniessen und der Mittelwert aus den Beobachtungen ge- 

 nommen. Aus mebr als 30 Messungsreiben fur jeden Wider- 

 stand ergaben sicli die Resultate : 



A 



I 0—500000 fl 527900 fl 



ii 500000—1000000 a 668500 a 



In Summa: 1196400 ii 



B 

 I 0—2500000 fl 6611400 il 



II 2500000— 5000000 fl 3015500 fl 



In Summa: 9626900 .Q 

 A + B = 10823300 fl 



Die Abweieliungen von den angegebenen Werten waren 

 also bei den beiden Widerständen, besonders aber bei dem 

 grösseren, selir gross. 



