6 Harald Lunelund. (LIV 



Durcli Bequemlichkeit und verhältnismässig grosser 

 Genauigkeit (wegen fast identischer Messungsresultate an 

 beiden Enden) zeichneten sich zwei von der Firma Gebrii- 

 der R uh st ra t gelieferte Wheatstonesclie Briicken mit 

 auf steinerne Cylinder gewickelten Drahtspiralen aus. 



Es sei bemerkt dass der benutzte Normalwiderstand 

 von 100000 &, der aus den Werkstätten der Firma O. 

 Wolff, Berlin stammte, seinerseits mit einem kleineren 

 Normalwiderstand von der Firma Har t m ann & Brann 

 in Frankfurt a, M. verglichen wurde. 



Die Messungen der Kapacität C wurden bei dieser Me- 

 tliode olme Däm pf ung des Galvanometers ausgefiihrt. Die 

 Folge davon war, dass der Magnet fast nie vollkonimen 

 ruhig stånd, sondera kleine Scliwingungen um die Gleieh- 

 gewiclitslage ausfiihrte. Öfters konnte doch — obgleich 

 nielit olme Schwierigkeit — die Nadel soweit beruhigt 

 werden, dass die Abweicliungen von der Gleicligewiebtslage 

 nur Brucliteile eines Skalenteils betrugen. Doch mussten 

 dieselben selbstverständlieli aueh in Betracht genoinmen 

 werden. Mit der Entladung des Kondensators wurde damm 

 stets gewartet bis der Magnet sich nach einer und derselben 

 Seite hinbewegte, und sodann der doppelte Sinus des hal- 

 ben kleinen Winkels von dem auf den doppelten Sinus 

 des halben Winkels korrigierten (ersten) Ausschlag e ab- 

 gezogen. 



Zur Ladung des Kondensators wurden zwei von den 

 S. 2 erwähnten Trockenelenienten benutzt, deren Spannung 

 vor und nach jeder Messungsreihe sorgfältig mit derjenigen 

 des Westonschen Nornialelements verglichen wurde. Zur 

 Vergleichung der Spannungen bediente ich mich des auf 

 der vorigen Seite beschriebenen Stöi)selrheostats von 

 100000 .Q. 



Als Mittel aus 10 Messungen ergab sig fur t der Wert 

 167,9 Skalenteile. Ladendes Potential 3,033 Volt. 



Bei der Bestimmung des konstanten Ausschlags e 

 wurde als Widerstand Abteilung I des Widerstandes B, also 



x ) Vgl. F. Kohlrausch, ibid. S. 426. 



