A N:o 13) Die Bestimmung der Kapacität des Norm alkondensa tors. 7 



6611400 & verwendet. Dazu kam der Widerstand des Gal- 

 vanometers, während der verhältnismässig nnbedentende 

 Widerstand des benutzten einen Trockenelements ohne 

 merkliehen Fehler ansser Aclit gelassen werden konnte. 

 Der Gesammtwiderstand betrng somit 6613000 il. Die Ruhe- 

 stelhmg des Magnets wurde jedesmal ans den kleinen pen- 

 delnden Bewegnngen nm dieselbe berechnet. 



Als Mittel ans einer bedentenden Zabl von Messnngen 

 ergab sieh fiir e der anf die Tangente korrigierte Wert 

 142,5 Skalenteile. Die elektromotorisehe Kraft des Ele- 

 ments bet nig 1,520 Volt. 



Ans den bereclineten Mittelwerten 



t = 29,475 Sec. 



E -f W — 6613000 f>. 



t = 167,9 Skalenteile. 



€ = 142,5 

 k = 1,448 



ergiebt sieh, bei Beriicksichtignng der Spannnngen 3,03 

 bezw. 1,520 Volt bei den Messnngen von t nnd t der Wert 



C = 0,991(3) M.F. = 0,994(3) X 10 ^~ 

 bei einer mittleren Temperatur von 19,5° C. 



Die zweite Messmethode (nach Siemens). 



Ladet man, durcli Verbinden der einen Belegnng mit 

 der Erde, der anderen mit einer galvanisehen Batterie einen 

 Kondensator zn einem bestimmten Potential nnd lässt den- 

 selben sieh naehher dnrch einen Widerstand znr Erde ent- 

 laden, so verläuft bekanntlieh die Entladnng bei kleinerem 

 Widerstande im Sehliessnngskreise ganz änders als bei 

 grösserem. Im ersten Falle entstehen im Schliessnngsbogen 

 Sehwingnngen, im zweiten Falle nimmt der Entladnngs- 

 strom nach dem Gesetz einer Exponentialgrösse bei wachsen- 



