10 Harald Lunelund. (LIV 



Dureli hinreichende Vergrösserung des Widerstandes W der 

 Schliessungsbahn känn man es erreichen, dass clie Entladnng 

 l)eliebig långsam vor sich gebt nnd dann aus den beobach- 

 teten Galvanometerausschlägen, welclie den zu irgend einer 

 Zeit herrschenden Stromstärken entsprechen, den Wert von 

 C bestimmen. Es seien X l5 X 2 . . . X n die den Zeiten t v 

 t 2 , • . . t,i entsprechenden Ablenkungswinkel des Galvano- 

 metermagnets, dann gilt 



(4) C= tn-l-tn 



W 1 



In 



tg (AV; 

 tgÄ + i 



der Grösse In 



des „natiirlichen logaritmischen 



Man braucht also nur zwei beliebige zn den Zeiten t n nnd 

 t n + \ der Entladnng gemachte Ablesnngen X„ und X n + i zu 

 kennen, um den Wert von C zn berechnen. « 



Ans Formel (4) ist ersiebtlich, dass es sich bei jeder 

 Messungsreilie um die Bestimmung des Widerstandes nnd 



" tg (X n ) - 



Ag(X n+l )\ 



Dekrements" handelt. Der Widerstand, der im Folgenden 

 näher besclirieben werden soll, wurde entweder unmittelbar 

 vor öder nach der Bestimmung des log. Dekrements ge- 

 niessen. Zuweilen, besonders wenn eine merkliche Tem- 

 peraturänderung desselben beobaclitet wurde, geschahen die 

 Widerstandsmessungen sowohl vor als nach und es wurde 

 der Mittel wert aus den Resultaten genommen. 



Wie S. 5 angegeben ist, betrug die Summe der Ruh- 

 stratsehen Widerstände 10823300 S2. Da bei ausschliess- 

 licher Verwendung derselben der Kondensator sich zu schnell 

 entlud, um genaue Ablesnngen zu gestatten, wurde ein 

 grösserer Widerstand folgendermassen gebaut. 10 dreimal 

 U-förmig gebogene Röhren von etwa 2 mm Lichtweite, 

 1,5 mm Wandstärke und 1,2 m Länge wurde mit Zn S0 4 

 Lösung gefullt. Die Enden der Röhren waren etwas er- 

 wcitert, um fur die amalgamierten Zinkelektroden Platz zu 

 schaffen. Die Röhren wurden nach der Fullung mit einer 

 Mischung von Harz und Waehs sorgfältig zugeschlossen. 



