A N:ol3) Die Bestimmung der Kapacität des Normalkondensators. 11 



Uni die Temperatur und soniit aueh den Widerstand der 

 Zn S0 4 Lösung- mqglichst konstant zu halten, wurden die 

 Röliren in ein Wasserbad von c:a 25 Liter Ranniinhalt ge- 

 stellt. Die Zinkelektroden wurden dabei beiderseits an 

 Kleninischrauben ans Messing befestigt, die auf zwei anf 

 den Glaswänden rnhende Ebonitstangen montiert waren. 

 Es konnten somit beliebig viele der U Röhren als Wider- 

 stände eingeschaltet werden. Zwei ini Wasserbade befint- 

 liche in 0,1° eingeteilte Normaltermometer sowie ein ålm- 

 liebes nebenbei in der Luft gestatteten die Temperaturen 

 der Widerstände und! des Kondensators genan zu bestim- 

 men. 



Es wurde anfangs eine Zn S0 4 Lösung von der Diehte 1,01 

 benutzt. Später wurde in einigen Röhren die Lösung anf 

 das doppelte öder dreifache mit Wasser verdunnt, wodurch 

 ein erheblieh grösserer Widerstand als der anfängliche 

 erhalten wurde. Der Gesammtwiderstand der Röliren betrug 

 nun bedeutend iiber 2 0.10 6 il. Es wurden aber nicht sämmt- 

 liche Röhren bei den Messungen benutzt, erstens weil die 

 konstanteren Ruhstrafschen Widerstände in erster Linie 

 benutzt wurden, und somit nur einige derselben nötig waren, 

 zweitens weil sich, trotz aller Vorsicht, in einige der Röhren 

 eine kleine Luftblase einfand. — Die Grössenangaben der be- 

 nutzten Widerstände findet sich S. 12 bei den Angaben 

 iiber die log. Dekremente. 



Die Temperaturschwankungen in dem Wasserbade wäh- 

 rend eines Versuches betrugen sel- r^O 



ten »/»•. 



Bei der Bestimmung des loga- 

 ritmischem Dekrements wurde der 

 Kondensator 5 Sec*. geladen und un- JjB 

 mittelbar darauf durch Widerstand 2E 

 und Galvanometer entladen. 



Fig. 1 zeigt das Schema der 

 benutzten Anordnung. B bezeichnet 

 die Batterie, K den Kondensator, W 

 den Widerstand und G das Gal- 

 vanometer. Als ladende Elektrici- Fig. 



