A N:o 14) Eigenschaften v. Kondenset, mit schlechtem Dielektrikum. 5 



Alle diese Kondensatoren waren folgenderweise gebaut. 

 Auf einander wurden wechselweise ein Blått Stanniolpapier 

 und eine Schicht des Dielektrikums gelegt, wobei jene etwa 

 1 cm weniger breit und 3 cm länger als diese waren. Das 

 Dielektrikum reicht somit an beiden Seiten etwa 0,5 cm aus- 

 serhalb dem Stanniolblatt; die Stanniolblätter strecken sich 

 wechselweise an beiden Enden ausserhalb der dielektrischen 

 Schicht und bilden die beiden Pole des Kondensators. Die 

 so auf einander gelegten Blätter sind mittelst zwei stark 

 gefirnissten Holtzbrettern und Schrauben kraftig an ein- 

 ander gepresst. 



Die Kapacitäten der Kondensatoren wurden durch La- 

 dung mit Anwendung einer möglichst kurzen Ladungszeit 

 und Entladung durch das Galvanometer mit der Kapacität 

 des Normalkondensators verglichen. Es ergab sich 



(5) 



(^=0,63 Mikrofarad, 



C 2 = 0,24 » , 



C 3 = 0,64 » , 



C 4 = 0,12 



Das Galvanometer, von Siemens & Halske, hatte die 

 Nummer 19875 und einen Widerstand von 200 Ohm. 



Die in der Ladungsbahn gebrauchten Zusatzwiderstände 

 waren induktionsfreie, ans feinen parallellen Drähten ge- 

 baute Widerstände mit einer grossen Anzahl Unterabtei- 

 1 ungen. 



Das benutzte Voltmeter, N:o 741, war geliefert von der 

 Firma Elektrizitätsgesellschaft Gebr. Ruhstrat und zeigte 

 halbe Volt bis zu 15 Volt. 



