Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar. 

 Bd LIV. 1911—1912. Afd. A. N:o 20. 



Bestimmung des optischen Brechungsquotienten 



fur Oemische aus Aceton und Toluol bei ver- 



schiedenen Temperaturen 



von 



Gunnar Granqvist. 



(Mitteilungen aus dem physikalischen Laboratorium der Universität 

 Helsingfors. N:o 8.) 



(Leitung: Prof. Dr. Hj. Tallqvist.) 



Die Bestimmungen wurden ausgefiihrt mit Hiilfe des Pul- 

 frich'schen Totalrefraktometers (abgebildet in Chwolson, 

 Lehrbuch der Physik, II, Fig. 215) unter Anwendung von 

 Natriumlicht. 1 ^ Das Refraktometer hatte eine Wärmevor- 

 richtung mit Wassercirkulation, bei welcher die Zehntel 

 Grade abgelest werden konnten. Die Vorrichtung war je- 

 doch nicht so vollkommen, dass kleine Fehler bei Tempe- 

 raturen, welche verschieden von der Zimmertemperatur 

 waren, hatten vermieden werden können. In der That sind 

 die hieraus entstandenen Fehler in den Beobachtungsresul- 

 taten grösser als die Fehler der eigentlichen Refraktions- 

 bestimmungen. Ein Indexfehler des Refraktometers 

 wurde durch Messung des Brechungsquotienten fur destilli- 

 ertes Wasser bestimmt und gleich — 31' gefunden. 



*) Die Konstante N in der Pu I f r i c h'schen Refraktometerformel 



;i= ]/N 2 — sin 2 i 

 hatte den Wert N =z 1,62098. 



