A. F. Sundell. 



(LIV 



theilweise vorgenommen und ich theile hier einige Messungen 

 bei der modificirten Anordnung mit. 



2. Die beigegebene Figur stellt den Gäng des Luft- 

 stromes schematisch dar. 



A A 



U 



K 



E 



H 



2 



Der kalte Luftström wird durch ein Wandventil von 

 aussen eingefuhrt und mit einem elektrisch betriebenen Ven- 

 tilator durch den Komparatorkasten getrieben. Die Lei- 

 tungsröhre verzweigt sich unter dem linken Ende des Kas- 

 tens und der Luftström tritt auf diese Weise gleichzeitig 

 durch die Oeffnungen { und o hinein (ausgezogene Pfeile); 

 der Theil { F kommt durch die Oeffnung iiber FL in den 

 Raum zwischen den beiden Deckeln (ausgezogene Pfeile), 

 der Theil 2 G durch die Oeffnung unter GM in den Raum 

 zwischen den beiden Boden (punktirte Pfeile). Die beiden 

 Theile vereinigen sich im Raum EHKI und der Luftström 

 entweicht durch die jetzt neu angebrachte Oeffnung 0, v 

 Der Luftkanal wird hierdurch doppelt so weit und nur die 

 Hälfte so läng wie bei der fruheren Anordnung, wo der 

 Luftström den Weg von 1 durch den Seitenraum EB und 

 die Oeffnung FL zwischen den Deckeln lief, dann um EH 

 herum zwischen den Boden zuriickstrich und durch die 

 Oeffnung GM, den Seitenraum CH und die Oeffnung 2 den 

 Kasten verliess. Die jetzige Anordnung muss daher eine 

 schnellere Abkuhlung hervorbringen und in derselben Zeit 

 eine gleichförmigere Temperatur erzeugen, was auch die fol- 

 genden Versuche vollkommen bestätigen. 



Da diese Anordnung dem gewunschten Zweck ent- 

 sprach, wurde der im fruheren Aufsatze entworfene Plan 

 noch eine Oeffnung in der Wand LM anzubringen und den 





