A. F. Sundell. 



(LIV 



sogar die zwei ersten ausgeschlossen. Bei solchem Aus- 

 schliessen wurden die zuerst abgelesenen Thermometerstände 

 um ein Sechstel, resp. ein Drittel der Veränderung des be- 

 treffenden Thermometers während der Beobachtungsreihe 

 korrigirt. Unten werden in solchen Fallen sowohl die abgele^ 

 senen als auch die korrigirten Stände angefuhrt. Bei 

 niedriger Temperatur wird wie friiher der Mittelwerth 

 %(s+J4(w+e)) alszu 11, der Mittelwerth y 2 {n+ 1 / 2 (u>+e)) 

 als zu 22 gehörig angesehen. Bei hoher Temperatur wird 

 aber einfach der Mittelwerth % (s+n-{-w-\-é) fur beide 

 Stäbe angenommen. 



6. Zuerst wurde wieder die friiher untersuchte Röhre 

 aus Nickelstahl (als 22) mit dem Arbeitsmeter A (als 11) der 

 Aichungskommission verglichen. Bei niedriger Temperatur 

 wurden vier Bestimmungen gemacht, von denen jedoch nur 

 die folgenden zwei als brauchbar betrachtet werden. Die 

 Werthe von A sind durch die später unten zu findende 

 Gleichung 



berechnet. 



A t = l m — 95,9 ^ + 18,527 . 10 6 / p 



1912, Januar 5. 



Beobachtet. Korrigirt. 



s — 0°,75 — 0°,77 



w 0,99 0,99 



e 1,00 1,02 



n 1,33 1,24 



— 1°,00 



-0°,89 fur A 



1,12 



» R 



R=A+22l& fj, = l m + 109,0^ bei — 1°,08 

 A = \ m— 112,6 fi i —0,90 



s — 0°,80 



w 0,98 



e 1,06 



n 1,05 



-1°,02 



-0°,91 fur A 

 1,04 



R 



