A N:o 27) Bestimmung linearer Ausdehnungskoefficienten, II. 7 



Aus den Gleichungen 



_ Rt'-R't R- R _ R'-R 



Ro- r _ t , P-Rt'—R't> K ° p - f -t 



findet man den Werth jR fur 0° und den Ausdehnungskoef- 

 ficienten fi: 



R = 1 m + 119,3 ^ 

 (S = 11,378. 10" 6 

 R fi = 11,380. 10~ 6 u 



Die Bestimmung 1911 ergab (3= 11,322 . 10~ 6 , obgleich 

 ein kleinerer Ausdehnungskoefficient fiir A (18,381 . 10~ 6 

 anstått hier 18,529 . 10^ 6 ) benutzt wurde. Eine vielleicht 

 bei der Abkiihlung vorhandene Verzögerung der Temperatur 

 von A wirkt daher unbedeutend auf den Ausdehnungskoeffi- 

 cienten von R ein. Wir können fiir die Nickelstahlröhre defi- 

 nitiv annehmen 



/9= 11,38 . 10 _G fiir 1° des Thermometers Tonnelot. 

 Der Werth von R ist jetzt ein anderer (1911 : 1 m +69,4 fi), 

 weil auf andere Ritzen eingestellt wurde. 



9. Nach einer Berechnung der ^^ T erthe von R mit dem 

 gefundenen Ausdehnungskoefficienten bei den verschiede- 

 nen Temperaturen bleiben folgende Abweichungen nach. 



Beobachtung. Rechnung. Abweichung. 



Fur/ = -l°,08 +109,0// 107,0 a +2,0^ 



- 0,87 107,2' 109,4' -2,2 



+ 18,79 334,2 333,1 +1,1 



19,12 338,2 336,9 +1,3 



19,56 340,6 341,9 -1,3 



19,23 336,5 338,1 -1,6 



Diese Abweichungen sind etwas grösser als in den Ver- 

 gleichungen 1911, können aber doch nicht als zu gross be- 

 trachtet werden. 



10. Die Röhre wurde jetzt durch das Hauptnormal H 6 

 der Aichungskommission ersetzt, worauf zuerst bei Zimmer- 

 temperatur verglichen wurde. 



