A N:o 27) Bestimmung linearer Ausdehnungskoefficienten, II. 11 



Hieraus ergiebt sich: 



A = 1 m— 95,9 fi 



a — 18,529 . 10~ 6 fiirl desThermometersTonnelot 



A t = 1 m— 95,9 fi + 18,527 . 10 6 1 ii 

 Diese Werthe geben die Beobachtungen in folgendem 

 Grade wieder. 



a = 18,381 . 10 ,; 



Bei unverändertem Werth von A Q ist der jetzt gefundene 

 Ausdehnungskoefficient um 0,148 . 10~ 6 grösser und nähert 

 sich dem im Jahre 1897 durch eine absolute Bestimmung 

 erhaltenen Werth 18,600 . 10 _G . Die in der vorigen Unter- 

 suchung befiirchtete Yerzögerung der Abklihlung von A 

 diirfte daher hier eine minimale sein. Durch ein etwa drei 

 Stunden anhaltendes Abkiihlen wird eine stabile Temperatur 

 (8° bis. 10° höher als die äussere Lufttemperatur) gesichert, 

 vorausgesetzt, dass die äussere Lufttemperatur grösseren 

 Schwankungen nicht unterworfen ist. Beim ersten Anlegen 

 dieser Luftcirkulation im Jahre 1893 wurde auch eine Art 

 Thermostat eingerichtet um den in den Komparatorkasten 

 eintretenden Luftström bei konstanter Temperatur zu er- 

 halten. Ich beabsichtigte damit automatisch eine Mischung 

 kalt er Aussenluft mit warmer Zimmerluft zu bewirken. 

 Diese Einrichtung habe ich jetzt nicht installirt. Bei zu 

 stärker Abkiihlung lasse ich einfach einen Theil des kalten 

 Luftstromes durch eine Seitenöffnung in der Luftleitung 

 direkt ins Zimmer ausströmen. 



