A N:o 7) Hn metod för mätnini>" av ljudets styrka. 23 



nebst einem damit verbuiideneii als elektrisches Ventil 

 dienenden Thermoelement als Phonometer benutzt wurde 

 uud welche eine zu schwache Wirkung ergabeii, wurde eiii 

 Mikrophou als Schallempfänger in der Weise benutzt, dass 

 es mit der Primärleitung einer grösseren ringförmigen Trans- 

 formator verbunden wurde, während die Sekundärleitung 

 dieses Transformators mit einer fi/oca-galvanometer in 

 Verbindung stånd. Schon sehr schwache Schalle erzeugten 

 dann grosse gleichgerichtete Galvanometerausschläge, und 

 durch besondere Versuche konnte festgestellt werden, dass 

 diese Ausschläge der Schallstärke proportion al waren. — 

 Das Mikrophon ist auch friiher, wie der Verf. erst nach seinen 

 oben erwähnten Yersuchen wahrgenommen hat, von O b e r- 

 beck und Stern zum Messen der Schallstärke benutzt 

 worden, obwohl die von diesen Forschern angewandten 

 Messungsmethoden von der vom Verf. benutzten wesentlich 

 verschieden waren (so weit als zu quantitativen Messun- 

 gen kam der letztere von ihnen iibrigens nicht). 



Um eine Schallquelle von konstanter Starke zu erhalten, 

 wurde ein besonderer akustischer Oszillator konstruiert, 

 dessen wesentlicher Teil eine Glimmerscheibe ist, auf deren 

 Mitte ein elektromagnetisch getriebeiier mit einer Eben- 

 holzkugel endigender Hammer einzelne Schläge von kon- 

 stanter Starke schlägt. Zum Erzeugen dieser konstanten 

 Wirkung wurden zwei spezielle Strominterruptoren kon- 

 struiert. 



Um auch von einer inkonstanten Schallquelle Gebrauch 

 machen zu können, wurden bei einigen Yersuchen zwei 

 Mikrophonen, ein Messungs- und ein Standardmikrophon, 

 benutzt, die mit je einem Transformator und je einem 

 Spiegelgalvanometer verbunden waren. Die Quotienten der 

 gleichzeitigen Ausschläge dieser Galvanometer waren dann, 

 wie bei der entsprechenden vom Verf. beim Messen der Inten- 

 sität elektrischer Wellen benutzten Messungsmethode, bei 

 unveränderter Konfiguration der Schallquelle und der beiden 

 Mikrophonen innerhalb der Grenzen der Versuchsfehler 

 konstant. 



