L. H. Borgström och J. Dannholm. 



(LVIII 



på mättråden (cj Cg) till motståndet mellan de senare inställ- 

 ningarna (cg, C4) på densamma. För beräkning af b^ h^ kan 

 alltså följande analogi uppställas: 



&i &2 : Ö3 ^4 = Cl Cg : C3 C4. 



Ett skema för W. T h o m s o n s (Lord Kel- 

 vins) 22 nietod med s. k. dubbelbrygga framställes i 

 fig. 3. Genom profstafven {Im) och jämförelsetråden {mn) 

 ledes ström från en elektricitetskälla (£"). Från ett ställe 

 (o) på stafven går en biledning till en glidkontakt (s) på 

 mättråden och från en annan punkt (p) på stafven till 

 en annan kontakt {q) på mättråden. I den förra biled- 



ningen befinna sig två 

 motstånd (A och a) 

 och i den senare tvän- 

 ne andra motstånd {B 

 och h). Biledningarna 

 äro i två punkter (c 

 och d), som befinna 

 sig mellan de nämnda 

 motstånden, förenade 

 med hvarandra genom 

 en ledning, som går 

 genom en galvanometer (G). Förhållandet mellan de två 

 motstånden i hvardera biledningen bör vara detsamma 

 {A : a = B '. h), och då vanligen A tages lika med B, blir 

 också a lika med h. Vid mätningen inställes glidkontakten 

 (s) så, att ingen ström passerar gal vanometern. Betecknas 

 då motståndet i det stycke af profstafven, som befinner sig 

 mellan biledningarna med R och motståndet i motsvarande 

 del {qs) af mättråden med r, så fås för beräkning af J? analogin: 



Fig. 3. 



R_A 



r a 



B 



Matthiessens metod är i afseende å apparatur 

 synnerligen enkel, men den fordrar för hvarje mätning 4 

 skilda inställningar. Thomson s metod är därför att 



