j^£._ 2 Zentralblatt für Physiologie. 95 



starren Mittelstücks, dessen vorderer Rand ein zur Längsachse des Apparates 

 schräg stehendes Hufeisen darstellt, ist folgendes erreicht: 



1. Das die Schwingungen des Luftpolsters aufnehmende Registrier- 

 Bystem ist bei jeder praktisch in Frage kommenden Stellung des Schreibers 

 weit genug von den starreu Teilen entfernt, um auch eine den Beginn der 

 Versuchsreihe bildende negative Schwankung richtig aufnehmen und wieder- 

 geben zu können. 



2. Das Scharnier des beweglichen Teiles ist nur aus der über einem 

 Luftpolster befindliehen Gummiraembran gebildet, also möglichst reibungslos. 



3. Die hierdurch bedingte Lage des Sackes schließt scharfe Faltenbildung 

 und Auftreten von Elastizitätsspannung aus. 



Das dem Gesagten zufolge schon einer Reihe der an einen Volumschreiber 

 zu stellenden Bedingungen entsprechende Instrument wurde einer Reihe von 

 Prüfungen unterworfen, welche meines Erachtens notwendig sind, die Brauch- 

 barkeit eines Volumschreibers zu erweisen. 



Die Apparate, die, je nachdem ob große Exkursionsbreite oder höchste 

 Empfindlichkeit verlangt wird, in drei Größen gefertigt werden, zeigen in 

 diesen verschiedenen Größen einen wesentlichen Empfindlichkeitsunterschied. 



Die Kurven zeigten glatte und absolut richtige Folgefähigkeit für 

 Schwingungen bis 21li pro Sekunde. Weiter wurde die Prüfung, als praktisch 

 völlig ausreichend, nicht getrieben. 



Es sei an dieser Stelle gleich eingeschaltet, daß das plethysmographische 

 Arbeiten mit hoch empfindlichf^n Schreibern gewisse Kautelen erfordert, deren 

 Außerachtlassung zu Trugschlüssen Anlaß geben kann. Sj ist ganz besonders 

 auf Temperaturänderuugen scharf acht zu geben. 



Was die Verwendbarkeit des Schreibers betritft, so ist er eben zur 

 Aufzeichnung aller Vorgänge, die unter Volumschwankungen vor sich gehen, 

 zu benutzen. Ich zeige hier die Kurve eines Fingerplethysmogramms und von 

 Kavotispulseu bei verschieden schnellem Gang der Trommel. Diese Kurven 

 sind alle im Selbstversuch ohne Assistenz gewonnen, zeigen also die Einfach- 

 heit der Handhabuui?. Die Aufnahmen geschahen in der Art, daß der Finger 

 einfach in einen luftdicht abschließenden Glaszylinder gesteckt wurde, 

 respektive über die Karotisgegend am Halse ein kleiner unbespannter 

 Glastrichter gesetzt wurde. Ich möchte noch einen Versuch demonstrieren, 

 der sich aus der Verwendung des Apparates als Atemschreiber ergab und 

 der als Beweis für den lebhaften Luftwechsel in den Nebenhöhlen der Nase 

 bei respiratorischer Druckschwankung herangezogen werden kann. Es zeigt 

 sich, daß ein großer Schreiber bei lockerer Kommunikation mit nur einem 

 Nasenloch und weitgeöffnetem Munde allen Atembewegungen folgt. 



Füge ich noch hinzu, daß der Apparat gegen äußere Verletzungen recht 

 widerstandsfähig ist und daß es ferner mühelos gelingt, die Pulswellen in 

 in einem unverletzten Froschbein, die wohl Vulumschwankungen von extremer 

 Kleinheit darstellen, zu registrieren, dürften die Hauptpunkte erwähnt sein, 

 die das Instrument zu einem brauchbaren Bestand des physiologischen Instru- 

 mentariums machen. 



Der Apparat wiid von E. Zimmermann, Leipzig-Berlin, hergestellt. 



2. Herr J. Traube: „Theorie der Immunität.'' Der Vortr. hat 

 schon früher zu dieser Frage Stellung genommen. In einem Aufsatz (Biochem. 

 Zeitschr. 190S, Nr. 10, S. 396) zur Spezititärsfrage hat er de;i Anschauungen 

 der herrschenden chemischen Theorie eine physikalische Theorie entgegen- 

 gesetzt, gemäß deren die Wirkung der Antigene auf kolloidale Systeme 

 im wesentlichen darin besteht, daß Aggregationen (Mizellenbildungen) der 

 Kolloidteilcheu stattfinden, vermöge deren eine Abstimmung der überüächen- 

 kräfte erfolgt, welche durch Resonanz die Möglichkeit einer Berührung 

 an Stelle der sonstigen Abstoßung und damit auch einer — physikalischen — 

 Reaktion herbeiführt. Der Vortr. ist seit längerer Zeit mit einer größeren 

 Experimentalarbeit beschäftigt: Über die Wirkung von Giften und Arznei- 

 mitteln auf kolloidale Systeme, welche, obwohl sie sich in erster Linie auf 

 gewöhnliche Gifte bezieht, doch geradezu dazu drängt, die gewonnenen Er- 

 gebnisse und Schlüsse auf das Toxingebiet zu übertragen, und es wurden 

 hierdurch alle die früher gezogenen Schlüsse — die im besten Einklang stehen 

 mit den Arbeiten von Zangger. V.Henri, Landsteiner, Przibram, Weil 

 u. a. — voll und ganz bestätigt. 



