ji^j. 2 Zentralblatt für Physiologie. 101 



na«h der Methode der Selbsteinstelluug an dem Marb eschen Farbenkreisel- 

 apparat mit während der Rotation verstellbaren Sektoren. Auf die bisher er- 

 zielten Resultate wird später zurückzukommen sein. Andere experimentell- 

 psychologische Methoden befinden sich in Vorbereitung. 



8. Herr A. Hirschfeld demonstriert Kurven von plethysmo- 

 graphischen Aufnahmen beim Menschen. Diese Versuche, die auch 

 mit Unterstützung des Zentralinstituts für Balneologie ausgeführt werden, 

 bezwecken eine Untersuchung des Einflusses von Badeprozeduren der ver- 

 schiedensten Art auf die Erregbarkeit des Vasomotorenapparates. Auf die 

 Resultate wird später einzugehen sein. 



9. Herr R. von der Heide: „Beschreibung eines verbesserten 

 Extraktionsapparates." Wer sich mit Extraktionen, beziehungsweise mit 

 den dazu gehörigen kontinuierlich arbeitenden Apparaten beschäftigt hat, wird 

 sicherlich die Vorzüge eines Extraktionsapparates nach Soxhlet zu schätzen 

 wissen. Indessen haben die käuflichen Modelle eine ganze Reihe von Nach- 

 teilen, die nunmehr im Zuntzschen Institut durch monatelanges Ausprobieren 

 beseitigt sind. 



Vor allem ist dem perforierenden System eine möglichst kleine Form 

 gegeben, wodurch das ganze sehr stabil wird und auch dem Auge gefällig 

 erscheint. Alle Dichtungen, wie Korke, sind durch Schliffe ersetzt, die konisch 

 verlaufen, so daß beim Auseinandernehmen die oft so lästige und für den 

 Apparat gefährliche Adhäsion von Glas zu Glas fortfällt. Dann ist der Kühler 

 in Kugelgestalt durch einen zylindrischen von ungewöhnlich kleiner Dimension 

 verdrängt worden. Die Kühlung kommt dadurch zustande, daß das Kühlwasser, 

 indem es das untere Ansatzrolir als Zulauf benutzt, 3mal den Kühler durch- 

 läuft, wobei einmal das Gegenstromprinzip angewendet ist, d. h. das Wasser 

 fließt durch den weiten zylindrischen, vom Schlangenrohr umgebenen Raum 

 aufwärts, sodann durch das Schlangenrohr selbst abwärts, also mit Gegen- 

 stromwirkung, und endlich durch den äußeren Mantel wiederum aufwärts 

 zum Abflußrohr. Aus der Figur ist ohne weiteres die dreimalige Kühlung er- 

 sichtlich, welcher die im Innenraum zur Verdichtung gelangenden Dämpfe 

 unterliegen, und die besonders energisch wirkt durch das Zusammentreffen 

 von Gegenstrom mit einer reichlichen Oberflächenwirkung. 



Indessen hatten die Extraktionsapparate älteren Systems hauptsächlich 

 noch den Übelstand, daß sie mit einer ofl'enen Flamme oder wenigstens durch 

 ein mit einer offenen Flamme erwärmtes Wasserbad in Betrieb gehalten 

 werden mußten, ein Nachteil, der durch die Feuergefährlichkeit der perfo- 

 rierenden Substanz, wie Äther usw., sich häufig höchst unangenehm bemerk- 

 kar machte. Deshalb war es bislang nicht gut möglich, einen auf solche Art 

 erhitzten Apparat des Nachts arbeiten zu lassen. 



Diesen Übelstand habe ich dadurch beseitigt, daß ich als Wärmequelle 

 eine elektrische Glühbirne benutze; die zu erwärmende Fläche des Extraktions- 

 kolbeus hat mir eine Glasbläserfirma dadurch vergrößert, daß in dem Boden 

 eine Einbuchtung angebracht ist, deren Größe genau der kleinen Glühbirne 

 angepaßt ist. Der Äther kommt leicht in diesem eigenartigen Gefäß (100 bis 

 150 cm3 Inhalt) zum Verdampfen, wird ebenso leicht und ohne Verlust an dem 

 Rapidkühler verflüssigt, durchdringt die zu extrahierende Substanz und kommt 

 nach dem üblichen Abhebern an der erwärmten Einbuchtung wieder zum 

 Verdampfen. 



Dieser ganze Apparat hat nun insofern eine Vervollkommnung erfahren 

 daß man, ohne ihn auseinandernehmen zu müssen, nach vollendeter Extraktion 

 sofort den Äther abdestillieren kann. Man hat zu diesem Zweck nur den 

 Kühler ein wenig um seine eigene Längsachse zu drehen, so daß eine Öftnung, 

 die in dem Kühlerschliif angebracht ist, auf ein Ansatzrohr paßt. Der Äther, 

 dessen Dampf durch den Rapidkühler verflüssigt wird, sammelt sich in einer 

 im Innern des Schliffes angebrachten ringförmigen Glasriune; ist diese an- 

 gefüllt, so fließt die extrahierende Flüssigkeit jetzt nicht mehr auf die 

 perforierende Substanz, sondern strömt nach außen ab. 



Die Vorteile dieses neu ausgestalteten Apparates sind also kurz zusammen- 

 faßt folgende: 



1. Elektrische Erwärmung und hieraus folgende Dauerbenutzung ohne 

 Beaufsichtigung; 



