102 Zentralblatt für Physiologie. Nr. 2 



2. Prinzip der mehrfachen Kühlung, also keine Verflüchtigung der Siede- 

 flüssigkeit, keine Erneuerung derselben und aus diesem Grunde Anwendung 

 kleiner Flüssigkeitsmeugen; 



3. Konische Schliffe an Stelle des unzureichenden Dichtungsmaterials; 



4. Die Möglichkeit, den Äther nach vollendeter Extraktion sofort ab- 

 destillieren zu können, ohne daß der Apparat auseinander genommen zu werden 

 braucht. 



10. Herr W. Klein (Assistent am tierphysiologischen Institut) demon- 

 striert einen von Tigerstedt-Sonden modifizierten Petterson- 

 apparat zur genauen Bestimmung von COj-Mengen bis hinauf zu 1%. Eine 

 weitere Verwendung findet der Apparat im Institut durch Bestimmung brenn- 

 barer Atem- und Darmgase, insbesondere CH4 und H, nach einer vonN.Zuntz 

 angegebenen Methode. Nach Beendigung der nach bekannten Normen aus- 

 geführten COj-Analyse wird die Luft in eine Glühpipette übergetrieben und 

 hier werden durch eine bis zur Rotglut erhitzte Platinspirale sämtliche brenn- 

 baren Gase in zirka 8 Minuten verbrannt. Die Platinspirale ist an zwei die Glas- 

 wände durchsetzenden und noch zirka 1 cm in das Innere der Pipette reichen- 

 den dickeren Platindrähten — am anderen Ende befinden sich die den 

 elektrischen Strom zuführenden Polklemmen — aufgehängt. Die geglühte 

 Analysenluft wird, nachdem das Glas der Glühpipette sich wieder kalt an- 

 fühlt, in die Meßpipette zurückgeführt und nach vollständigem Ausgleich 

 mit dem Thermobarometer wird die Abnahme des Volums — Kontraktion 

 — bestimmt. Hierauf wird die aus den brennbaren Gasen entstandene 

 CO2 bestimmt. Da eine Analyse zirka eine Stunde in Anspruch nimmt, 

 so ist zur Erzielung guter Resultate auf die Konstanz der Temperatur und 

 auf Änderungen des Barometerstandes wohl zu achten — Kautelen, auf die 

 Krogh (Kopenhagen) in einer vor etlichen Jahren erschienenen Arbeit bereits 

 hinweist. 



Die Hauptmasse des geglühten Gases ist unabhängig von Barometer- 

 schwankungen, weil sich Druckänderungeu mit Hilfe des Thermobarometers 

 ausgleichen lassen. Nur die zirka ^j^q cm^ Luft, die in dem zur Kalilaugen- 

 pipette führenden Steigrohr sich befinden, unterliegen den Veränderungen 

 des jeweilgen Barometerstandes und der Temperatur. — Hierdurch wird ein 

 zwar geringer, aber doch merklicher, korrigierbarer Fehler bedingt. Aus dem 

 Volum, dem zu Beginn und zu Ende der Analyse herrschenden Barometer- 

 stand und der Temperaturänderung läßt sich der Fehler berechnen. 



Temperaturschwankungeu spielen ferner bei der COj-Bestimmung inso- 

 fern eine Rolle, als sich der Absorptionskoeftizient der 3"/oigeu Kalilauge beim 

 Steigen oder Fallen des Thermometers ändert und je nachdem durch Abgabe 

 oder Aufnahme von Luft bei der überaus feinen Einstellungsmöglichkeit und 

 der dadurch bedingten hohen Empfindlichkeit der Volummessung ein merk- 

 licher Fehler erzeugt wird. 



Der Beweis für die Einwirkung der Temperatur wurde auf folgende 

 Weise geführt. Sicher kohlensäurefreie Analysenluft wurde von IS'Q'J auf 

 14'2'' abgekühlt. Während der Quecksilbermeniskus dt^r Ablesungsskala bei 

 18'9ö auf 1"30 eingestellt war, wurde nach der Abkühlung und erneuter Ein- 

 stellung 1-44 abgelesen, also eine Volumabnahme von Ü'014"/u. Die Temperatur 

 stieg nun langsam von 14-2'' auf 15"45''. Viermal wurde das Gas in die Lauge 

 getrieben und bei der jedesmaligen neuen Volumbestimmung fand sich eine 

 konstante Abnahme von 005"/o, so daß man zur Annahme kommen konnte, 

 es wäre noch CO2 absorbiert worden. Erst das fünftemal bei gleichbleibender 

 Temperatur (lö^ö") war die Volumablesung genau die gleiche wie im vor- 

 hergehenden Versuch. 



Bei Umkehrung des Experiments tritt eine scheinbare Vermehrung des 

 Gasvolums ein, so daß man bei Außerachtlassung von Temperaturänderungen 

 auf eine in Wirklichkeit nicht vorhandene Undichtigkeit der Gashähne 

 schließen könnte. 



Sonst betragen die Abweichungen der COj in der gleichen Luft O'OÜO 

 bis 0"003, wie wahllose Beispiele aus den Protokollliüchern zeigen. 



