648 Zentralblatt für Physiologie. Nr. 16 



und die Schwingungszeiten und kann dabei den Koeffizienten )j 

 berechnen. Ob der Vorteil der leichteren Reinigung den Nachteil 

 des Mangels einer Teraperaturregulierung kompensiert, erscheint 

 dem Referenten zweifelhaft. Höher einzuschätzen ist der Umstand, 

 daß die Bestimmungen durch die Gegenwart suspendierter Teilchen 

 nicht so gestört werden, wie bei dem gewöhnlich gebrauchten 

 Ostwaldschen Viskosimeterröhrchen. L. Brüll (Wien). 



J. Strasburger. Eine neue Schreibvorrichtung für pletlujsmorjra- 

 phische Untersuchungen (Spirometer- Volumenschreiber). (Pflügers 

 Arch. CXXXIX, 1/3, S. 33.) 



Verf. hat einen Registrierapparat konstruiert, der isotonisch 

 'arbeitet und durch eine ganz geringe Kraft (weniger als 1 mm 

 Wasserdruck) in Bewegung g-esetzt wird. Daß Volumpulse richtig 

 aufgezeichnet werden, hängt von der Größe des Luftraumes im 

 Plethysmographen ab, da, je kleiner der Luftraum ist, desto größer 

 die Zahl der Eigenschwingungen wird. Ein mit Wasser gefüllter 

 Plethysmograph kann nicht zur Darstellung einer richtigen Puls- 

 form benutzt werden, da die Eigenschwingungen der Flüssigkeit zu 

 langsam sind. A. Hirschfeld (Berlin). 



S. Garten. Ul)er die Verwendung der Seifenmembran zur Schall- 

 registrierung. (Zeitschr. f. Biol. LVI,'S. 41.) 



Verf. gibt eine Beschreibung- der von ihm für Schallregistrie- 

 rung verwendeten Einrichtung. Er verwendet eine Seifenmembran, 

 in deren Mitte als Index ein kleines Eisenstäubchen mit Hilfe eines 

 Magneten festgehalten wird. Die Bewegungen dieses Eisenteilchens 

 werden mit einem Mikroskop vergrößert projiziert. Die Schwingungs- 

 richtung der Membran kann dem Wesen der Sache nach nicht 

 senkrecht zu der Projektionsrichtung liegen, es wird hierdurch aber, 

 wenn nicht außerordentlich große Exkursionen vorkommen, keine 

 störende Unscharfe des Bildes hervorgerufen. 



Ein besonderer Vorzug der von Verf. gegebenen Methodik be- 

 steht darin, daß man die Membran hinsichtlich der Schwingungs- 

 dauer und Dämpfung den verschiedenen Aufgaben anpassen kann. 

 Die Prüfung ergibt, daß die frei in der Luft schwingende Membran 

 ziemlich wenig gedämpft ist. 



Man wird für die Schallregistrierung im allgemeinen recht 

 geringe Durchmesser der Membran anwenden. Bei einem Durch- 

 messer von 2 mm konnte Verf. eine Schwingungsdauer von 

 0"00087 Sekunden feststellen. Die Schwingungsdauer nimmt fast 

 vollkommen proportional dem Membrandurchmesser zu. 



Die Dämpfung ist in sehr weitgehendem Maße durch An- 

 bringen eines verschieden großen Hohlraumes, vor dem die Membran 

 schwingt, zu variieren. 



Es gelingt so vollkommen, Aperiodizität hervorzurufen. 



Daß der Eigenton der Membran für die Wiedergabe der 

 Schallschwingungen recht bedeutungsvoll ist, konnte Verf. in be- 



