Nr. 17 Zentralblatt für Physiologie. 729 



2. Das Mazerat von Magenschleimhaut hat keinen Einfluß 

 auf den Blutdruck. 



3. Die Injektion von Magensaft hat bei dieser Applikations- 

 art eine Drucksenkung zur Folge. F. Lein berger (Wien). 



0. Fischer. Über die Abbe sehe Sinmbedincjung . (Pflügers Arch., 

 CXXXVI, S. 162.) 



Die Arbeit enthält theoretische Ableitungen, die sich auf die 

 Abbe sehe Sinusbedingung beziehen, welche bekanntlich die Ab- 

 hängigkeit der scharfen Abbildung eines Objektpunktes von dem 

 Öffnungswinkel des verwendeten Strahlenbündels feststellt. Sie 

 beziehen sich speziell auf die Theorie des Z ei ß sehen Cardioidultra- 

 mikroskops nach Siedentopf und Szigmondy. 



Erwin Christeller (Berlin). 



K. Hürthle. Betrachtungen über die theoretischen und praktischen 

 Bestrebungen, Instrumente zur Registrierung der im Kreislauf auf- 

 tretenden Druckschwanhingen herzustellen. (Pflügers Arch., 

 CXXXVII, 4/7, S. 145.) 



Die historische Betrachtung der Entwicklung des Sphygmo- 

 graphen und des elastischen Manometers ergibt, daß vor der Auf- 

 stellung einer mathematischen Theorie Instrumente konstruiert 

 worden sind, deren Prinzipien von der nachträglich entwickelten 

 Theorie als zweckmäßig bestätigt wurden. Auch das vom Verf. 

 aufgestellte Kriterium für die Güte der Manometer: 



,, Dasjenige Manometer ist also das beste, welches zur Erzeugung 

 eines bestimmten hydrostatischen Druckes den geringsten Aufwand 

 von Arbeit erfordert und in seinen Bewegungen durch die Schreib- 

 vorrichtung nicht gestört wird" 

 steht in vollem Einklänge mit den Forderungen der Theorie. 



Erwin Ghristeller (Berlin). 



K. Hürthle. Experimentalkritik der Frankschen Theorie der elasti- 

 schen Manometer. (Pflügers Arch., CXXXVII, 4/7, S. 153.) 



Die von Mach für Pulswellenzeichner aufgestellte und von 

 Frank auf die elastischen Manometer übertragene Theorie befindet 

 sich hinsichtlich der letzteren in befriedigender Übereinstimmung 

 mit dem Experimente, solange die Zahl der Eigenschwingungen 

 des Instrumentes einen gewissen niederen Wert hat. Das ist der Fall, 

 wenn die Elastizitätskonstante klein und die wirksame Masse groß 

 ist. Sobald aber die Schwingungszahl einen gewissen Wert über- 

 schreitet, stellen sich Abweichungen zwischen Theorie und Experiment 

 ein ; bei weiterer Erhöhung der Schwingungszahl durch Erhöhung 

 der Elastizitätskonstanten oder Verkleinerung der wirksamen Masse 

 versagt die Theorie vollständig. Da nun die Instrumente mit 

 niederer Schwingungszahl für die Untersuchung des Blutdruckes 

 ungeeignet sind, so kann die Theorie auch nicht das ent- 

 scheidende Wort bei der Prüfung und Konstruktion der Manometer 

 sprechen. 



