730 Zentralblatl für Physiologie. Nr. 17 



Leitsätze für die Konstruktion der elastischen Manometer sind, 

 wie Verf. schon früher betonte: 



a) Die vom Blutdruck am Manometer zu leistende Arbeit muß 

 möglichst klein sein ; bei Manometern, welche keine masselose Schreib- 

 vorrichtung besitzen, wird aber die Verkleinerung dieser Arbeit 

 durch die zur Regierung der Schreibvorrichtung erforderliche Kraft 

 beschränkt. 



b) Die das Manometer mit der Arterie verbindenden Röhren 

 müssen möglichst kurz und von genügendem Querschnitte sein. 



c) Durch künstliche Dämpfung von geeigneter Stärke wird die 

 Leistungsfähigkeit des Manometers erhöht. 



Erwin Ghristeller (Berlin). 



K. Hürthle. Die Prüfung der Manometer mit Druckschwankungen 



von bekannter Form. (Pflügers Arch., CXXXVII, 4/7, S. 225.) 



Im vorliegenden Aufsatze wird ein Verfahren beschrieben, 



welches unabhängig von der Theorie eine zuverlässige Prüfung der 



Manometer gestattet. Das Verfahren ergab die folgenden Sätze: 



1. Die Leistungen der Hebelmanometer gleicher Empfindlichkeit 

 wachsen mit abnehmendem Membranquerschnitte bis herab zu 

 5*5 mm Durchmesser. 



2. Durch geeignete Dämpfung wird die Leistung der Mano- 

 meter erhöht. 



3. Mit Hilfe der beschriebenen Methode läßt sich auch die Rück- 

 wirkung des Manometers auf die einwirkende Kraft nachweisen. 



4. Die Prüfung des Manometers mit künstlichen Druckschwan- 

 kungen von bekannter Form führt nicht durchweg zu denselben 

 Ergebnissen wie die Prüfung nach der Schwingungsmethode. 



Erwin Christeller (Berlin). 



K, Hürthle. Technische Mitteilungen. (Pflügers Arch., CXXXVH, 

 4/7, S. 240.) 



Beschreibung dreier Apparate: 



1. Torsions-Feder-Manometer mit auswechselbarer unver- 

 änderlicher Dämpfung für mechanische oder optische Registrierung, 

 welches eine Verbesserung des bereits früher vom Verf. beschriebenen 

 Instrumentes darstellt. 



2. Eichungsvorrichtung für Manometer. 



3. Kapillarvolumeter, welches zur Messung der Flüssigkeits- 

 menge dient, die bei einem bestimmten Druckzuwachs in das Mano- 

 meter beziehungsweise in die Zuleitungsröhre eintritt. 



Erwin Christeller (Berlin). 



C. Schaefer. Kritische Randglossen zu den theoretischenUnter suchungen 

 von 0. Frank über Manometer. (Pflügers Arch., CXXXVH, 

 4/7, S. 250.) 



Verf. ist bei genauer mathematischer Nachprüfung zu der 

 Überzeugung gekommen, daß die Franksche Gleichung völlig 

 unbrauchbar ist und, nachgeprüft an Versuchen, die J. P. Thompson 



