1102 Zentralblatt für Physiologie. Nr. 23 



verwandelt werden kann. Daß der Apparat auch als einfacher Spektrograph 

 dienen kann, darauf möchte ich heute auf Grund neuerer vielfältiger Versuche 

 hinweisen. Man braucht nur das Okularende durch eine ausziehbare Hülse mit 

 einer photographischen Kammer in Verbindung zu setzen und gewinnt so einen 

 recht leistungsfähigen Apparat zur photographischen Aufnahme von Spektren. 

 Als Lichtquelle kann die Nernstlampe oder die Sonne dienen, als photographische 

 Platten seien die gut sensibilierten Perchromoplatlen von Traube und Miethe 

 empfohlen. 



Demonslratioii dt's Apparates und einiger Spektrogramme. 



c) Über einige Verbesserungen am Hüfnersclien Spek trophoto meter. 



Das Hüfnersche Polarisa tionsspektrophotometer liat bei der qualitativen 

 und quantitativen Bestimmung des Hämoglobins und seiner Derivate sehr wesent- 

 liche Dienste geleistet, das muß hier trotz mancher, nicht immer sachgemäßen 

 Kritiken hervorgehoben werden. Daß der Apparat aber bei der fortschreitenden 

 Verbesserung der optischen Instriimente auf dem alten Niveau nicht stehen bleiben 

 darf, ist klar. 



Zunächst hat sicli mir das Absorptionströgehen mit dem Scliultzschen 

 Glaskörper bei Untersuchungen von Farbstofflösungen in größeren Schichten- 

 stücken als nicht zweckmäßig erwiesen. Da für ein und dieselbe Farbstofflösung 

 die Beziehungen bestehen -. . . 



S'i = S.10-s^' und S'2=S. 10-2^2 



bestellt, worin S'j und S'2 die übrigbleibenden Lichtstärken bei den Schichten- 

 dicken S] beziehungsweise Sj, S in beiden Fällen die Stärke des auffallenden Lichtes, 

 und s, gleichfalls in beiden Fällen, den Extinklionskoeffizienten bedeutet, so 

 müßte, für S r- 1, 



^ logS', - logS'j 



sein, der Extinktionskoeffizient uuißte also gleich groß ausfallen, wenn nur die 

 Schichtendicke berücksichtigt wird. Die Untersuchung hat nun ergeben, daß 

 dies bei Benutzung eines Absorptionströgchens mit Schultzschem Glaskörper 

 von 1-5 cm Dicke nicht der Fall ist, bei größerer Schichtendicke wird eben der 

 Wert für s zu klein. Es liegt dies daran, daß bei größerer Dicke des Schul tzschen 

 Körpers die Absorption durch das Glas sich geltend macht. 



Demonstration eines Absorptionströgclieus mit einem Schultzsehen Glas-- 

 körper von 1-5 cm Dicke. 



Das Absorptionslrögchen ist ilalier durch zwei getrennte Trögehen zu 

 ersetzen, von denen das eine die Farbstofflösung, das andere nur das Lösungs- 

 mittel enthält. Unter diesen Umständen ist die Bestimmung, wie mir Versuche 

 ergeben haben, einwandfrei. 



Eine weitere Verbesserung liabe ich dadurch angebracht, daß statt bi- 

 konvexer Linsen im Okular Zylinderlinsen benutzt werden. Dadurch wird der 

 OkularspaU. statt in allen Dimensionen vergrößert zu werden, nur verbreitert 

 und die Einstellung auf gleiche Helligkeit deshalb erleichtert, Aveil die ausge- 

 schnittenen S[)ektralfelder sich in größerer Ausdehnung berühren. 



Schließlich habe ich noch zur raschen Ermittlung des Extinktionskoeffir 

 zienten aus dem Drehungswinkel des analysierenden Nikols die Funktion ^ 



,- ,, . */)—: — lOgCOs' X 



ftkr die in Betracht kommenden Winkel zwi.sclien 60« und 82" auf einer Tafel 

 arraphisch aufgezeichnet. Mit Hilfe dieser nunmehr käuflichen Tafel kann d^f 



