— 159 — 
. Beskrifning öfver en Hydropyrometer. — Af O. BYSTRÖM. 
Meddeladt den 12 Mars 1862. 
För nära tvenne år sedan hade jag den äran, att till K. 
Akademien insända: ”Försök att utröna, huru det specifika vär- 
met hos metallerna tillvexer med temperaturen.” Dessa försök 
hade till syfte, såsom jag då nämnde, att fastställa ett nytt Pyro- 
metersystem; och, för instrumentet jemte dess användande, har 
jag nu den äran lemna efterföljande korta redogörelse. 
' 
Hydropyrometern består af tvenne delar: 
1:o Metallkulan A af platina, någon 
annan metall eller legering, bero- 
ende af ändamålet och den dervid 
supponerade temperaturen, samt 
2:0 Vatten-apparaten B. 
Kylfatet a-- a är af messingsbleck, 
med 2 öppningar upptill: 6—b för blan- 
daren och c—ec för qvicksilfverthermo- 
metern — dessutom en dylik d nedtill 
på sidan för vattnets aftappning. e—e 
foder af trä, sammanhållet med band, 
skrufvar och muttrar. Blandaren C 
består af en konisk ring f, i hvilkens underkant äro fästade mes- 
singsträdar, som sammanlöpa vid punkten g. Upptill är blan- 
daren försedd med en trattformig mynning, på hvilken är fästad 
en spets h, hvarmed blandaren fattas och omvrides. Thermome- 
tern k, som omgifves och skyddas af hylsan /, är delad i „„delar 
af Celsii grader. 
Instrumentet begagnas sålunda: 
Kulan (A) (fig. 2) sättes på spetsen af spärren (C), som 
hvilande mot a och b, införes genom öppningen (D) till muffelns 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh., 1862, N:o 3. 
