Chu kvartsens tcrmiska dilatation. 



2] 



hettningökropp kunde visserligen 

 icke användas vid försök med Ab- 

 be's dilatometer i dess nyss be- 

 skrivna form, men hade Dr Pul- 

 FBiCH kort förut med användning 

 av principen för detta instrument 

 konstruerat en fristående inter- 

 ferensmätningsapparat, vilken, så- 

 som även i inledningen redan an- 

 tytts, utom för särskilda andra 

 ändamål även var avsedd för di- 

 latoraetriska mätningar och tillät 

 att vid sådana göra bruk av den 

 nyssnämnda npphettningskroppen, 

 såvida även interferensapparaten 

 i vissa avseenden förändrades. 

 Genom förmedling av Dr Pui.- 

 FKiCH, som med största beredvil- 

 lighet tillmötesgick min anhål- 

 lan, ställde firman Zeiss till mitt 

 förfogande alla de nämnda appa- 

 raterna ävensom vissa av mina 

 försök betingade nya apparat- 

 delar. 



Fig. 6. 



III. Försöksanordning II. 



a) Upphettningsapparaten oeh temperaturmätningen. 



12. Upphettningskroppen (fig. 6), som inneslöt den egentliga interferensapparaten 

 (kvartsarrangemanget), bestod av en c:a 50 kg vägande kopparmantel, som uppbars av en 

 ring R och tre starka järnpelare. Dess vertikala cylindriska hålrum tillslöts upptill genom 

 en metallkon K och den genom dess mitt införda termometern. I den undre delen av samma 

 hålrum befann sig ett av ett särskilt underlag uppburet c:a 2-5 cm högt och upptill slutet 

 järnrör, som uppbar den med ett totalreflekterande prisma slutande interferensapparaten. 

 I jämnhöjd med prismat var kopparmanteln genomborrad i horisontell i'iktning. Det i borr- 

 hålet införda observationsröret r var i vardera ändan tillslutet medelst en 2 mm tjock plan- 

 parallell glasskiva. De för upphettningen använda bunsenbrännarna befunne sig under en i 

 kopparmantelns undre del förekommande uppåt avsmalnande ringförmig urholkning E, vilken 



N:o 5. 



