24 



Karl F. Lind ma n. 



temperaturen med T, den i grader uttryckta längden av den utstående kvicksilvertrâden med 

 n och medeltemperaturen hos den sistnämnda med t samt beräkna den ifrågavarande tråd- 

 korrektionen A T med tillhjälp av den fiir kvicksilvertermometrar av normalglas (Jena glas 

 59'") gällande formeln 



A T = 



n{T-t ) 

 6100 ■ 



Beteckna vi ännu den enligt de av Riksanstalten utfärdade prövningsintygen samt på grund 

 av nollpunktsbestämningarna erhållna korrektionen med Ao T. kunna resultaten av de nämnda 

 försöken sammanfattas på följande sätt: 



jTermom. n:r 1 (0°-500°) 



M „ „2 (0° - 350°) 



^^ ) 2 



I „ „ ^ . . . . 



TIT I " " 1 ■ ■ • • 



T+AT+AqT 



Diflerens 



194,5° 

 193,9° 

 320,8° 

 320,0° 

 350,2° 

 349,1° 



+0,6°=0,31»/o 

 I +0,8° =0,250/0 

 Ul,l =0,31 »/o 



Med hänsyn till den stora olikheten i kvicksilvertrådarnas längd {nj hos de båda termo- 

 metrarna äro differenserna mellan de korrigerade temperaturerna (r+ A 7+ A^, T), vilka alla 

 utgöra vidpass 0,3 "/o, ganska små. Av försöket I, vid vilket termometern n:r 1 icke betin- 

 gade någon trådkorrektion, framgår, att den för termometern n:r 2 på angivet sätt beräknade 

 korrektionen A T i allmänhet var något för liten, vilket åtminstone delvis torde kunna för- 

 klaras därigenom, att den av ett ganska tjockt yttre glasrör omgivna kvicksilvertråden hos 

 den sistnämnda termometern i verkligheten hade en något lägre temperatur än den av hjälp- 

 termometern angivna*). Emedan avvikelserna vid samtliga försök (utom de ovan nämnda 

 utfördes ännu flera andra dylika) gingo i samma riktning och voro av i det närmaste samma 

 procentuella storlek (0,3 "/o), har jag för undvikande av det systematiska fel hos temperatur- 

 bestämningarna, som härigenom eljes skulle uppstått, ökat den för termometern n:r 2 beräk- 

 nade korrektionstermen A T med 0,3 "/o av den ifrågavarande temperaturen. Oaktadt huvud- 

 felkällan hos dilatationsförsöken utan tvivel står att söka i temperaturraätningarna, förekommo 

 vid dessa försök endast så stora temperaturintervaller (ofta betydligt över 100°), att de genom 

 onoggrannheten i temperaturkorrektionerna uppkomna felen hos dilatationskoefficienterna knap- 

 past torde överstiga Va procent. 



Frågan, hurvida de erhållna temperaturvärdena fullständigt överensstämde med den 

 undersökta kristallens temperatur, kan tyvärr icke besvaras med absolut säkerhet. Framom 



') Termometern iv.r 1 var icke blott betydligt kortare, utan även mycket klenare än termometern 

 n:r 2, pä grund varav korrektionerna för den ntstäende tråden lios den IVirra i allmänhet torde kunna anses 

 för ganska tillförlitliga. 



Tom. .XLVl. 



